( Sgo) 

 diagnostic des maladies du pharynx et du larynx; elle propose d'accorder à 

 chacun de ces ingénieux observateurs une inenlion honorable. 



M. Marey. — Les médecins s'accordantsur limportance des données four- 

 nies par le pouls dans le diagnostic des maladies, ne peuvent accepter 

 qu'avec intérêt ce qui peut favoriser ou compléter cette étude. 



Depuis longteuîps les physiologistes ont cherché à introduire l'usage 

 d'instruments capables de fournir des indications exactes ou des mesures 

 comparables de la force et des autres qualités du pouls. On sait que Haies 

 imagina, le premier, d'évaluer directement, par des instruments, la pression 

 du sang dans les artères, et les changements rhythmés qu'elle éprouve, à 

 chaque pulsation du cœur. Un long tube dans lequel le sang lui-même 

 s'élevait en raison de la pression, servait à constater l'intensité de la ten- 

 sion sanguine et les changements qu'elle éprouve. 



M. Poiseuille, appliquant aux artères le manomètre à mercure, perfec- 

 tionna l'expérimentation ; mais la densité énorme du liquide à mouvoir 

 altérait, par l'effet de l'inertie, la forme des mouvements fl'ascension et de 

 descente de la colonne manométrique. 



Magendie modifia le manomètre à mercure et en fit l'instrument très- 

 utile aujourd'hui en physiologie expérimentale, connu sous le nom d'hé- 

 momètre ou cardiomètre. 



M. Ludwig imagina d'enregistrer les oscillations du manomèlre à mercure, 

 dont il fallait saisir les maxiina et les ininima, et les noter en même temps, 

 ce qui était une difficulté réelle. Il plaça au-dessus du mercure du mano- 

 mètre de M. Poiseuille im flotteur muni d'un pinceau; celui-ci traçait sur un 

 cvlindre tournant les oscillations du mercure, sous forme de courbes alter- 

 nativement ascendantes et descendantes. L'instrument de Ludwig, nommé 

 kymocjrapltion, fut le premier des appareils enregistreurs appliqué à la phy- 

 siologie de la circulation. 



Tous ces instruments ne pouvaient s'employer qu'en physiologie, car il 

 fallait ouvrir mie artère pour les adapter à ce vaisseau. M. Hérisson réalisa 

 l'application du manomètre dans l'observation clinique et construisit, à 

 cet effet, l'instrument qu'il appela sphycpnomè.lre. Un petit entonnoir rempli 

 de mercure et fermé par une membrane se coutume par son extrémité effilée 

 avec un tube de verre. Toute pression exercée sur la membrane se traduit 

 par une ascension du mercure dans le tube. Aussi, lorsqu'on applique sur 

 une artère la membrane qui ferme l'enloinioir, on voit le mercure osciller 

 dans le tube, à chaque pulsation. 



