( 59- ) 



Kiug trouva un autre moyen de rendre perceptibles à l'œil dt-s pulsations 

 trop faibles pour être aperçues : il les amplifia au moyen d'un levier. Ses 

 recherches avaient pour but de démontrer l'existence du pouls veineux des 

 extrémités. King étirait à la flamme d'une bougie un fi\ de cire à cacheter 

 assez gros pour former lui levier rigide: il le collait par une de ses extré- 

 mités dans le voisinage de la veine, et les expansions et les resserrements 

 alternatifs du vaisseau se traduisaient a la longue branche du levier par des 

 mouvements amplifiés tres-appréciables. 



En i855, M. Vierordt, combinant les idées de liing et de Ludwig, con- 

 struisit un appareil, le sphygmographe, dans lequel un levier mis en mou- 

 vement par les battements d'une artère inscrit les oscillations sur le cyhndre 

 du kymographion. Malheureusement l'appareil de Vierordt offrait encore 

 l'inconvénient que l'inertie produit dans les instruments à mercure; c'est- 

 à-dire que l'excès de la masse à mouvoir déformait les pulsations et les 

 transformait en oscillations isochrones. Cet inconvénient réduisait poiu- 

 ainsi dire le sphygmographe au rôle de compteur (\u pouls, puisqu'U en 

 détruisait la forme. 



Tel était l'état delà question, lorsque M. Marey entreprit de construire 

 un instrument enregistreur qui fixât les observations du pouls, en conser- 

 vant aux pulsations leur forme réelle. Après avoir signalé la cause d'erreur 

 que présentait le sphygmographe de M. Vierordt, il fallait l'éviter. On sait 

 que pour obtenir la pulsation d'une artère, il faut presser sur le vaisseau 

 avec assez de force. Ce résultat, M. Vierordt l'obtenait avec un poids adapté 

 au levier, et c'est précisément la lourdeur du levier qui produisait l'erreur. 

 M. Marey se servit, pour comprimer l'artère, d'un ressort à pression élas- 

 tique qu'on peut graduer à volonté suivant que le pouls est plus ou moins 

 dépressible, c'est-à-dire suivant que la tension du sang dans l'artère est 

 plus ou moins forte. Ce ressort reçoit du vaisseau des mouvements alterna- 

 tifs de soidèvement et d'abaissement, et ceux-ci se transmettent à un levier 

 qu'on peut faire aussi léger que possible et qui, par conséquent, exprime 

 fidèlement le mouvement c[u'il reçoit tout en l'amplifiant. 



M. Marey a non-seulement le mérite d'avoir inventé un instrument très- 

 ingénieux et le plus parfait que l'on connaisse jusqu'à présent, mais il s'en 

 est servi tres-habilement pour étudier les formes physiologiques et patho- 

 logiques du pouls. Cette éliule lui a déjà fourni des résultats très-intéres- 

 sants. Toutefois, comme ses recherches ne sont encore qu'a leur début, il 

 serait prématuré de juger, des à présent, le degré d'utilité qu'aura cet in- 

 strument pour le diagnostic et le pronostic des maladies. 



