( 1282 ) 



pératiire cesse; on note alors la température des deux thermomètres, ainsi 

 que la pression atmosphérique; avec ces trois éléments et la force élastique 

 de la vapeur saturée à la température indiquée par le thermomètre mouillé, 

 laquelle se trouve dans la Table des tensions de la vapeur d'eau à diverses 

 températures, on en déduit avec la formule d'August la tension de la va- 

 peur dans l'air au moment de l'observation. Cette formule, dans laquelle 

 M. Regnault a changé les nombres relatifs à la dilatation et aux forces élasti- 



ques, H pour expression 



^-J 6io-f ' 



» t et t' représentent les températures des thermomètres sec et humide; 



» h la pression atmosphérique; 



» f la force élastique de la vapeur saturée à la température t' ; 



» X la force élastique de la vapeur d'eau dans l'air à l'instant de l'ob- 

 servation. 



« L'appareil de Gay-Lussac a été appelé psychromètre. 



» Des Tables ont été construites pour éviter la réduction de cette for- 

 mule dans chaque cas particulier et à l'aide desquelles on déduit x quand 

 on connaît <, t' , h eif'. 



» On conçoit très-bien qu'en remplaçant dans le psychromètre chaque 

 thermomètre par un thermomètre électrique et y ajoutant divers accessoires, 

 on transforme le psychromètre ordinaire en un psychromètre électrique, 

 qui a l'avantage sur l'autre de pouvoir donner la tension de la vapeur d'eau 

 dans l'air, à diverses hauteurs au-dessus du sol sans sortir de l'observatoire, 

 avantage qu'on ne saurait obtenir avec le psychromètre ordinaire, qui ne 

 ])eut être employé que dans des lieux où la lecture des thermomètres est 

 possible. En ne formant qu'mi seul circuit avec les deux et opposant l'un à 

 l'autre les deux courants thei'mo-électriques, on obtient dans ce cas immé- 

 diatement la différence de température entre le thermomètre sec et le ther- 

 momètre humide; mais alors il faut faire usage d'une Table construite à 

 cet effet qui contient les rapports entre les déviations de l'aiguille aimantée 

 du galvanomètre et les intensités du courant, correspondant aux différences 

 de température ; mais comme cette Table varie avec le degré de magné- 

 tisme des aiguilles, il vaut mieux faire usage de la méthode des compensa- 

 tions employée dans la thermométrie électrique; néanmoins la première 

 peut servir à diverses vérifications. 



» Je me borne dans l'extrait de ce Mémoire à décrire le procédé, sans 



