( 348 ) 

 la vapeur aqueuse croît avec la température, de même aussi s'accroît la 

 tension de dissociation du carbonale de chaux fr); de même enfin, nn 

 abaissement de température, qui détermine la condensation d'une partie de 

 la vajjeur d'eau dans l'espace où elle est renfermée, amène l'absorption 

 d'une |)arlie au gaz carbonique par la chaux produite, de façon que fina- 

 lement la tension de la dissociation, comme celle de la vapeur d'eau, revient 

 toujours à la valeur qui correspond à la nouvelle température. A l'aide 

 des tables des tensions niaxima de la vapeur d'eau, on conclut facilement la 

 température de la tension, ou réciproquement. D'après ce que je viens de 

 dire, on pourra déduire non moins aisément, de tables de tensions maxima 

 du gaz carbonique, les températures correspondantes. 



» Le principe étant posé, on comprendra de suite combien peut être 

 simple et pratique le pyromètre à carbonate de chaux que je propose. Il 

 est formé d'un tube en porcelaine, verni sur ses deux faces, fermé à un 

 bout et mis en communication pisr l'autre avec nn tube de verre à deux 

 branches, contenant du mercure, ou tout autre système manométrique (2). 

 Le tube de porcelaine a reçu une certaine quantité de spath d'Islande, ou 

 simplement de marbre blanc en poudre, dans la partie qui doit être exposée 

 au feu, puisa été rempli de gaz carbonique sec et pur, qued'on y a développé 

 en chauffant le marbre jusqu'au rouge vif. Lorsqu'un pareil tube est revenu 

 à la température ordinaire, le gaz carbonique est entièrement résorbé par 

 la chaux, et le manomètre accuse le vide. C'est donc un véritable baro- 

 mètre, quand il ne fonctionne pas pour indiquer les hautes températures. 



» Les principaux avantages du nouvel instrument sont les suivants. Sa 

 construction est simple et peu coûteuse; pas de jaugeage de volumes; pas 

 de cause de dérangement ap])arente, au moins pour le moment. Son in- 

 stallation est facile et possible dans la plupart des foiu's de l'industrie; il 

 d()iu)e la température à jjartir de 800 degrés environ, par une simple lec- 

 ture, comme les thermomètres ordinaires, et le manomètre indicateur peut 

 être placé à une dislance pour ainsi dire quelconque du four où le pyro- 

 mètre est monté, puisque ses indications ne dépendent que de tensions 

 maxima. Enfin, il est beaucoup plus sensible que les pyroméires qui 

 pourraient être basés sur la dilatation de l'air sous pression constante, si 



( I ) Le g.i7. c.iil)oniqiie est lui-même susceptible de dissociation en oxyde de carbone et 

 oxygène ; mais ce jihénoniènc |)liis inlime ne peut avoir aucune influence sur la valeur de 

 mes résultats. 



(a) Poui' la pratique, un luauonielie métallique rendra l'appareil aussi simple (jue por- 

 tatif. 



