( 349 ) 

 toutefois ceux-ci étaieut possibles en pratique, parce que leurs indications 

 ou les volumes de dilatation deviennent déplus en plus faibles à mesure 

 que la température s'élève, tandis que les indications fondées sur la disso- 

 ciation du carbonate de chaux deviennent de plus en plus grandes. M. Isam- 

 bert a déjà prouvé ce dernier fait pour les composés ammoniacaux, dont 

 les tensions de dissociation sont représentées par des courbes semblables à 

 celles des tensions de la vapeur d'eau et de l'alcool. Dans mes expériences 

 d'essai, j'ai pu constater un fait analogue pour le carbonate de chaux. 



» Pour réaliser tous les avantages que je viens d'énumérer, le pyromètre 

 à marbre exige uniquement qu'on ait déterminé, une fois pour toutes, les 

 températures correspondantes aux tensions maxima du gaz carbonique, de 

 même à peu près que, pour graduer un hygromètre à cheveu, il suffit de 

 mesurer les allongements du cheveu qui correspondent à des tensions de 

 vapeur déterminées. C'est le tableau de ces températures, ou la table des ten- 

 sions maxima de l'acide carbonique, que j'ai commencé à exécuter, au 

 moyen d'un pyromètre à air, construit avec toute la précision que com- 

 porte l'état actuel de la science. Je ne saurais entrer ici dans les détails 

 longs, compliqués, minutieux, de cette construction; qu'il me suffise de 

 dire que, si j'ai pu la réaliser, c'est grâce aux secours de toute sorte que 

 j'ai trouvés dans le Laboratoire de l'École Normale, auprès de mon excellent 

 ami, M. H. Sainte-Claire Deville. 



» Mais l'emploi d'un pareil instrument pour évaluer des températures 

 élevées, correspondant exactement aux tensions de dissociation du marbre, 

 suppose que l'on puisse maintenir ces hautes températures sensiblement 

 constantes pendant un certain temps. Ici encore, si j'ai pu réussir, c'est en 

 tirant le plus heureux parti d'une découverte récente de M. H. Sainte- 

 Claire Deville, le nouveau mode de chauffage au pétrole, dont la science et 

 l'industrie lui sont redevables. Dans l'appareil dont je me sers, un robinet 

 à tête graduée permet de régler à volonté l'écoulement de l'huile lourde, et 

 de restreindre les variations de température dans des limites très-resser- 

 rées. On jugera de ce qu'il est possible d'obtenir sous ce rapport, et en 

 même temps de la sensibilité relative du pyromètre à marbre, par quelques- 

 uns des nombres que j'ai obtenus dans des expériences préliminaires. J'ai 

 pu, deux heures durant, maintenir la température de io5o degrés environ 

 assez constante pour que les variations de voliuiie de la massif d'air du py- 

 romètre à air, presque insensibles à l'oeil nu, ne dépassassent pas i à 2 nnlli- 

 niètres d'amplitude au maximum, dans un tube de i5 millimètres de dia- 

 mètre, pendant que les oscillations de la colonne de mercure, dans le mano- 

 mètre à gaz carbonique, restaient comprises dans les limites suivantes, au 



