( 766 ) 

 sang pour le défibriner a l'avantage de le saturer d'oxygène et de le 

 débaiiasser de l'acuie carbonique. 



» Quant à la quaiitilé, on a souvent employé, ou trop de sang, ou trop 

 à la fois; do là, afflux au cœur, paralysie consécutive, ou tout au moins 

 congestions dangereuses dans différentes régions de l'organisme. 



» Jusqu'à jjrésent, on a inventé au moins vingt appareils différents, sans 

 qu'anciui satisfasse a toutes les conditions requises. Ces conditions sont : 

 )) i" Que l'appareil puisse être tenu dans un état de propreté parfaite; 

 » 2" Que sa capacité soit suffisante pour contenir la quantité nécessaire 

 de sang, et qu'il puisse être manié facilement et avec précision; 



» 3° Qu'd soit possible de conserver au sang la température voulue; 

 » 4° Q"e l'introduction des bulles d'air dans la veine soit rendue impos- 

 sible. 



» .l'ai construit un appareil qui me paraît réu- 

 nir toutes les conditions ci-dessus, La figure ci- 

 jointe représente cet appareil. C'est, comme on le 

 voit, un flacon oblong, gradué, qui peut conte- 

 nir aSo grammes. A l'ouverture du tube b, on 

 |)lace une pompe à air comprimé. Cette pompe 

 est composée d'un ballon de caoutchouc noir c et 

 d'une pièce accessoire avec deux soupapes en 

 boule prés de d i^X d' . Le ballon peut être faci- 

 lement embrassé par la main ; son diamètre est à 

 peu près de 6 centimètres. L'ouverture du tube 

 accessoire de la pompe de compression, qui est 

 long de 2 centimètres, est, prés de e, recouverte 

 d'iuie gaze é|)aisse, pliée eu deux, pour retenir la 

 poussière et les germes organiques en suspension 

 dans l'air. Le col du flacon y est réuni, à l'aide 

 d'un tube de caoutchouc noir //' long de 5 cen- 

 timètres et épais de 6 millimètres, à un trocart 

 d'inrusion construit d'a])iés mes indications. Ce 

 li'ocart est composé de deux tuyaux en argent, 

 reliés entre eux, et d'un stylet. Le premier tuyau 

 / '^, long de 2 ccMliiuctres, se décharge à angle presque droit, avec une 

 jjelite inclinaison, dans l'autre tuyau lili' long de 5 centimètres. L'épaisseur 

 de lun et de lanlrc liivaii nu'sure à peu près 1 millimètres. Lt; stylet ii' 

 s'ajuste à frollemtnt doux a^ec le tuyau hh'. La |)(>inte, de forme triangu- 



