( 798 ) 

 il faut dix à quinze minutes pour que le manomètre à air libre, qui com- 

 munique avec ce réservoir, reprenne l'état slationnaiie. 



)) MM. Joule et Tliomson parlent d'un dégagement considérable de cha- 

 leur qu'ils ont observé lorsque l'air vient frotter contre un obstacle qui 

 s'oppose à sa sortie, notamment quand il frotte contre le réservoir d'un 

 thermomètre, qui est maintenu dans un espace conique en gutta-percha, 

 diminuant beaucoup la section restée libre au i^assage du gaz, etc.^ etc. Je 

 n'ai jamais réussi à observer un phénomène semblable, et le fait me paraît 

 en contradiction avec les expériences que j'ai faites avec les serpentins 

 formis par les fils capillaires d'argent, où je n'ai jan)ais pu constater de 

 chaleur dégagée par la friction. 



» Dans mes expériences sur l'écoulement de l'air à travers un orifice en 

 mince paroi, j'ai bien reconnu que le thermomètre montrait une élévation 

 de température lorsque son réservoir est poussé presque au contact de l'ori- 

 fice capillaire; mais j'ai attribué ce fait à une déformation du réservoir pro- 

 venant des pressions inégales que le courant d'air lui imprime. L'expérience 

 suivante démonîre que cette explication est la véritable. 



» J'ai vidé le mercure de mon thermomètre, et je l'ai remplacé par de 

 l'alcool. L'instrument est devenu ainsi beaucoup plus sensible aux varia- 

 tions de température, à cause de la dilatabilité plus grande de l'alcool, mais 

 les variations par la compression extérieure restent les mêmes. Eh bien! le 

 thermomètre ainsi modifié ne montra jamais une température plus élevée 

 que celle de la cuve, lors même que je rapprochais le réservoir jusqu'au 

 contact de l'orifice capdlaire. 



" Ces expériences me montraient, eu outre, qu'où ne doit pas se servir 

 de thermomètres à inerciue pour déterminer les températures dans les cou- 

 rants gazeux rapides, et j'ai eu recours aux thermomètres à air, sur la 

 marche desquels la compressibilité de l'enveloppe n'exerce pas une influence 

 sensible. 



)> Or le premier fait que j'ai reconnu ainsi, c'est que, dans toutes les 

 positions du tlieriuoinèlre placé dans l'air détendu, ce thermomètre marque 

 une tempérai lue inférieure à celle qu'indique le thermomètre placé dans 

 l'air comprimé. La différence de température est d'autant plus grande qu'on 

 approche davantage le réservoir mobile de l'orifice capillaire : le maximiun 

 est atteint quand on presse ce réservoir contre cet orifice, les surfaces 

 n'étant pas assez régulières pour opérer nue fermetiu'e complète. 



» Ce dernier tait e.st eu op|K)sition complète avec les élévations de tem- 

 pérature signalées par MM. Thonison et Joule. 



