( 877 ) 

 suite une erreur possible de i-i- pour loo dans la détermination de la 

 quantité de chaleur abandotuiée au calorimètre. Comme la perle de cha- 

 leur éprouvée par le corps porté dans le calorimètre doit subir uiw. correc- 

 tion pareille, quoique plus faible, on peut évabier à a pour loo de leur va- 

 leur l'incertitude dont restent afleclées les clialenrs spécifiques et latentes 

 déterminées ju>qu'ici, tant qu'il existera des doutes sur la véritable marche 

 du tliermumetre à mercure. 



a Comme je m'y attendais, un calcul plus rigoureux fait disparaître en- 

 tièrement la contradiction qui paraissait exister entre les anciennes observa- 

 tions de M. Regnault ftiites aux tei!)pératures depuis zéro jusqu'à loo de- 

 grés, et les observations plus récentes qui ont été publiées dans le Mémoire 

 Sur la Mesure des leiiipératures, et qui se rapportent aux températures au- 

 dessus de loo degrés. En effet, il ressort avec pleine évulence c|ue la dif- 

 férence des résultats obtenus est entièrement due à la nature différente 

 du verre employé dans la confection des thermomètres. Entre zéro et 

 lOO degrés, les thermomètres en verre ordinaire marquent <0((i' plus haut 

 que le thermomètre à air. Ce ne sont que les thermo-netres en cristal de 

 Choisy-le-Roi qui marquent plus bas. Cette différence est restée cachée 

 àM.Regnaidt, parce que ses calculs ne permettaient pas une approximation 

 suffisante. 



» Mais, tantlis que mes calculs démontrent ainsi la possibilité d'une dé- 

 termination exacte de la marche du thermomètre à mercure entre zéro 

 et loo degrés, il n'en reste pas moins vrai que, tant que la marche de 

 l'instrument employé n'a pas été déterminée avec soin, l'incertitude des 

 valeurs trouvées pour les chaleurs spécifiques et latentes subsiste. Eu effet, 

 lu discussion des observations de M. Regnault m'a conduit à cette comlu- 

 sion surprenante que deux tliermomètres qui ont été rigoureitseineiit calilirés, 

 dont les poinli fixes zéro et loo degrés cdiwident exactement, peuvent pré- 

 senter, entre zéro et \oo degrés, des différences de près d'un demi-degré centi- 

 grade. 



» M. Regnault a constamment employé, dans ses expériences, des ther- 

 momètres en cristal de Choisy-le-Roi. Or ces therniomelres, étant les seuls 

 qui, pour les points de l'échelle situés entre zéro et loo degrés, uiar- 

 quent plus basque le th<'rmomètre a air, sont en quelque sorte des instiu- 

 nients exceptionnels, nullement comj)arab!es à ceux dont ou se sert habi- 

 tuellement, ni à ceux qui sont employés par d'autres physiciens. Il en résulte 

 que les valeurs numériques des constantes qui entrent dans le calcul des 

 machines à vapeur, et qui jouent un lùle si important dans la théorie de la 



