f H8i ) 

 monter au-dessus, ;i partir d'une température qui est spéciale pour chaque 

 instrument : la courbe est donc beaucoup plus compliquée. 



» Mais une autre raison m'avait décidé à adopter le cristal de Choisy-le- 

 Roi : M. Bontemps, le Directeur de cet Établissement situé à colé de Paris, 

 m'avait promis de me faire tous mes objets de verrerie avec nue composi- 

 tion de verre parfaitement identicpie; j'espérais trouver ainsi tuie grande 

 facilité pour mes travaux. 



» Du reste la cristallerie de Clioisy-le-Roi n'existe plus de|)uis quinze 

 ou dix-huit ans; depuis lors je ne me suis pins servi de ses produits. 



» Les tubes employés pour les instrnmenis dont je me sers depuis vingt 

 ans proviennent d'une seule connuande qnej'ai faite, conjointement avec 

 M. Fastré, à une verrerie de Paris. Après l'essai d'un grand nombre de 

 verres j'avais reconnu que ce veire était très-pur, cju'il présentait de fai- 

 bles déplacements du zéro, enfin que celait celui qui, dans les thermo- 

 mètres à mercure, s'éloignait le moins du thermomètre à air entre zéro et 

 i/jO deorés. C'est un verre ordinaire, mais renfei niant un peu de plomb, 

 de sorte que sa marche dans les thermomètres à mercure est intermédiaire 

 entre celle du verre ordinaire et celle du cristal. L'écart maximum vers 

 55 degrés avec le thermomètre à air n'atteint jamais un dixième de degré. 

 C'est avec ce verre que sont confectionnés mes thermomètres. 



.. Dans mon Mémoire sur la mesure des températures, je ne me suis pas 

 occupé des températures comprises entre zéro et loo degrés, parce que mou 

 but étant de montrer les différences qui existent dans la marche des ther- 

 momètres à merctu-e, j'ai dû chercher les conditions dans lesquelles ces 

 différences étaient les plus grandes. Ainsi j'ai prouvé, non-seidement que 

 lieux thermomètres construits avec des verres différents ne marchaient |)as 

 d'accord, bien qu'ils eussent les mêmes points fixes, mais encore cpie deux 

 thermomètres faits avec la même espèce de verre, bien plus, deux thermo- 

 mètres fabriqués avec la même tige capillaire, ne marchent pas d'accord 

 dans les températures élevée». 



» Les conclusions générales de mon travail, lesquelles sont souvent re- 

 produites dans mes Mémoires, sont : 



» 1° Que le thermomètre à mercure n'est pas un instrinnent que l'on 

 puisse employer pour la mesure des températures dans les expériences pré- 

 cises, parce qii'd manque de la première condition indispensable, la coin- 

 parabdtlé ; 



» 2" Qu'il n'tst pas possible de faire une table cjénèrate à l'aide de 



C. R., 1S69, 2" Scmeme. (T. LXIX, N" IG.) I 'O 



