( 882 ) 

 laquelle on puisse transformer les indications des thermomètres àmercure. 

 fussent-ils faits avec le nième verre, en degrés du thermomètre à air, car 

 cette fable ne peut servir que pour le fherinonièire à mercure qui a été 

 comparé. Il résulte évidemment de là que chaque thermomètre à mercure 

 employé pour des ex|)ériences précises doit être préalablement comparé 

 au thermomètre à air, et c'est ce que j'ai toujours jait, aussi bien entre zéro 

 et loo (Icf/rcs que pour les luiutes températures. 



» Tout le monde admettra qu après ces conclusions je n'ai pas eu la 

 naïveté de me servir des tables que j'ai inscrites dans le tome XXVI des 

 Mémoires de V Académie, pour transformer les indications de mes thermo- 

 mètres à mercure en degrés du thermomètre à air. Ces tables ont été faites 

 pour une étude spéciale , uniquement pour montrer la différence de 

 marche des thermomètres à mercure; elles ne s'appliquent qu'aux iher- 

 momètres à poids sur lesquels elles ont été faites. 



» Mais, puisque l'occasion s'en présente, je vais indiquer nettement 

 comment j'opère avec mes thermomètres à mercure; les physiciens pour- 

 ront reconnaître ainsi quel degré de con6ance ils peuvent avoir, sous ce 

 rapport, dans mes mesures. 



» Je distinguerai trois classes de thermomètres à mercure : 



>> 1° Les thermomètres étalons, ni.nrchant de — lo jusqu'à + iio de- 

 grés; 



» 2° Les thermomètres à mercure pour les hautes températures, mar- 

 chant de — lo à + 35o degrés, mais que je n'utilise jamais an-dessus de 

 3oo degrés ; 



» 3° Les thermomètres très-sensibles pour les calorimètres et qui ne 

 luarchent que de zéro à + 3o degrés. 



» Tous ces thermomètres sont à échelle arbitraire, mais leurs divisions 

 sont rigoureusement calibrées; enfin, ils sont faits avec la même espèce de 

 verre qui est celle que je viens d'indiquer. 



» Tltermomèlres étalons. — J'en fais faire uu grand nombre à la fois, dix 

 ou douze, parce qu'ils doivent servir longtemps et qu'il v en aura quel- 

 ques-uns de rebutés et réservés seulement aux observations qui exigent 

 moins de précision. 



M Je commence par essayer ces thermomètres pour I' variation du zéro. 

 Pour cela, quelque temps après leur confection, je ]'. ends le zéro dans la 

 glace fondante, le point loo dans l'appareil à éhullition, puis, immédia- 

 tement après, de nouveau, le zéro d^uis la gl.ice. S'il v a une différence 

 notable qui atteint a dixièmes de degré entre les deux zéros, je rejette le 



