( 883 ) 

 thermomètre, c'est-à-dire que j'en fais couper le réservoir et j'en fais souf- 

 fler uu autre. La variabilité du zéro dépend, en effet, très-souvent de la 

 manière dout le réservoir a été soufflé, puis recuit. 



» Bref, je fais une première opération de triage au point de vuf de la 

 variation du zéro, qui fait souvent mettre de côté la moitié et plus des 

 instruments. 



» Les tliermomèlres qui ont été ainsi reconnus comme subissant le moins 

 de variation dans la position de leur zéro avant el api es leur mise dans la 

 vapeur de l'eau bouillante sont seuls conservés pour sidjir les épreuves 

 d'après lesquelles on les adoptera, ou on les rejettera, comme étalons. 

 L'é[)reuve consiste h les disposer autour du réservoir d'un thermomètre à 

 air, dans une grande cuve pleine d'eau, maintenue en agitation coulinuelie 

 et uniforme par une machine. On chauffe l'eau de cette cuve et on la mnin- 

 lient à une température constante avec des becs à gaz que l'on règle à vo- 

 lonté. Les colonnes mercurielles de ces thermomètres sont entièrement 

 plongées dans l'eau de la cuve, on lit leurs divisions à l'aide de lunettes ho- 

 rizontales et à travers une plaque de glace qui forme un côté de la cuve. 



» Les points fixes des thermomètres à mercure ont été fixés préalable- 

 ment. Ou monte successivement la température de l'eau de la cuve, et on 

 la maintient stationnaire pour les observations aux températures d'environ 

 aS, 5o et 75 degrés, pour lesquelles on inscrit simultanément les tempéra- 

 tures marquées par les thermomètres à mercure et celles que donne le ther- 

 momètre à air. On fait la même série d'observations pendant la période de 

 température descendante du bain. 



» On a donc fait ainsi la comparaison des thermomètres à mercure entre 

 eux et leur comparaison avec le thermomètre à air. 



» Lorsqu'un grand nombre de ces thermomètres ne présentent entre eux 

 que de très-petits écarts dans leur marche, et cela arrive toujours quand 

 ils sont formés d'un même verre, je les choisis pour mes étalons, sauf à les 

 rebuter plus tard si j'observais des inégularilés dans leur marche. Je donne 

 à chacun un numéro, et je construis la courbe graphique cjui représente sa 

 marche par rapport au thermomètre à air. Cette comparaison n'est pas 

 seulement faite une fois : je saisis toutes les occasions, et elles sont fré- 

 quentes dans mon laboratoire, pour faue une nouvelle comparaison dts 

 étalons avec le thermomètre à air, afin de reconnaître s'il n'est pas survenu 

 de variation. 



» Avec le verre que j'em[!loic depuis loui^tem|)s, les tluM-iuoiueties à 

 mercure différent très-peu du thermomètre à air entre zéro cl 100 de- 



116.. 



