( 884 ) 

 grés; mais bien rarciucnl la différence s'élève à 2 dixièmes de degré vers le 

 milieu de l'intervalle. En tons cas, les iheimomètres éîalons sont toujours 

 corrigés de la différence que j'ai reconnue par rapporl an thermomètre à 

 air. 11 ne reste d'incertitude que sur l'évalnalion exacte de la température 

 â\\ fliermonièire à air, laquelle n'est pas non plus susceptible d'une préci- 

 sion absolue. On fait toujours un assez grand nombre d'observations aux 

 environs d'une même température, afin de |)oiivoir prendre une moyenne. 

 M Thennoinèlres jiour les cnlorimèlres. — La graduation dt s therniomèlres 

 pour les calorimètres est faite par la comparaison de leur marche avec les 

 thermomètres étalons. On ne peut en effet prendre qu'un seul point fixe 

 sur ces instruments, celui de la glace fondante; car leur marche ne dépasse 

 |ias 3o degrés. Comme les étalons sont corrigés par rajjport au thermo- 

 mètre à air, il est clair que les thermomètres pour les calorimètres le sont 



également. 



» Dans des expériences spéciales, les tliermomèlres pour les calorimètres 

 ne doivent varier qu'entre des limites assez restreintes de température, je 

 suj>pose de 10 à i5 degrés. Je prends le zéro du thermomètre dans la glace 

 fondante, puis je suis sa marche avec l'étalon entre zéro et 3o degrés, et 

 tout spécialement entre les températures zéro et i5 degrés on le calorimètre 

 restera dans ces expériences. Je calcule la valeur du degré centigrade eu 

 divisions du thermomètre qui donne la concordance la plus })arfaite entre 

 les températures de ce thermomètre et celui corrigé de l'étalon dans les li- 

 mites de température entre lesquelles le calorimètre doit rester. 



» La grande cuve à eau servant à la comparaison des thermomètres est 

 toujours en service. Chaque jour, à la fin des expériences, on y place les 

 therinomèlres du calorimètre à côté de l'étalon qui y reste toujours. La 

 cuve renferme de l'eau dont la température diffère peu de la température 

 de l'eau des calorimètres. Ainsi on a, chaque jour, luie comparaison des 

 thermomètres avec l'étalon. 



» Le rôle principal de ces thermomètres est de donner la variation de 

 température A5 que le calorimètre a subies pendant l'expérience. Ces in- 

 struments doivent donc être aussi sensibles que possible. Comme mes ther- 

 momètres sont à échelle arbitraire, les AÔ sont calculés par logarithmes. 

 J'inscris la quatrième cl ordinairement même la cinquième décimale. Cela 

 ne veut pas dire que la température absolue marquée par l'instrument est 

 exacte à un dix-millième ou à un cent-millième de degré centigrade. Je 

 pense ipie birn rarement, et peut-être jamais, on ne peut compter sur uii 

 centième. Mais les différences A6 peuvent atteindre une précision beaucoup 



