( 885 ) 

 plus grande; de plus, ces valeurs (elles qu'elles sont inscrites dans mes 

 tableaux, ont déjà subi les corrections pour les causes perturbatrices, et 

 comme ces dertiières s'obtiennent par des additions successives de très- 

 petites quantités , relevées sur une courbe graphique, ou calculées par ime 

 formule d'interpolation, il faut pousser la fraction décimale très-loin pour 

 que la somme ne soit pas aflèctéo d'une erreur notable, et que sa valeur 

 ne reste pas un peu trop à la disposition de l'opérateur, ce qui est toujours 

 dangereux. 



)) Tlierinomètres pour les liouteitempériHiires. — T.orsque les thermomètres 

 à mercuie doivent élre employés dans mes expériences pour les hautes 

 températures, je les place itnmédiateuient dans la cuve pleine d'huile qui 

 doit servir pour mes recherches, et je les assujettis dans luie position (jui 

 restera toujours invariable dans les expériences pour lesquelles je les pré- 

 pare. Une portion, plus ou moins notable, de la colonne niercurielle est 

 ainsi hors du bain. Au milieu du bain, j'installe le réservoir d'tui thermo- 

 mètre à air, à la hauteur où se trouvent les réservoirs des thcrmoiriètres à 

 mercure. De plus, un agitateur mélange constamment les couches liquitles 

 du bain, dont on maintient la température slationnaire aussi exacteuiCTit 

 que possible pour chaque détermination. Je fais donc la comparaison de 

 mes theimomètres à mercure avec le thermomètre à air dans les conditions 

 mêmes où ils fonclionueront dans les expériences. Je corrige à la fois l'é- 

 c.ut jiar rapport au thermomètre à air, et l'erreur pioveiiant de ce qu'une 

 poition do la colonne mercurielle n'est pas plongée dans la cuve. Sur ces 

 observations, je construis iine coin-be graphique. Dans les tableaux de 

 mes expériences, je n'inscris jamais que les températures du thermomètre 

 à air, et ces températures sont relevées sur la courbe graphique d après 

 les indications rélevées sur les thermomètres à mercure. 



» Selon moi, celte manière de procéder est la seule qui puisse donner 

 des résultats précis, excepté quand ou peut employer directement le thermo- 

 mètre à air. Je n'en ai jamais employé d'autre, car on eu trouvera la des- 

 cription (t. XXXI, p. 63) dans mon travail siu* la chaleur spécifujuc dfs 

 gaz, qiù est le premier où je n'employais pas immédiatement le thermo- 

 mètre à air. 



» En résumé, le thermomètre à mercure n'est jamais poiu- moi qu'tui 

 tliennoscoj e. Ses indications sont toujours transformées en degrés du 

 thermomètre à air, aussi bien aux températures ordinaires cpi aux tempé- 

 ratures élevées. Celte trausforaiatiou ne se f.iit d'après auciuie forittu!(- 

 théorique, mais fl'après une construction graphique ou une formule d'in- 



