( ii86 ) 



« Il est probable qu'il existe une différence sensible entre zéro et loo cle- 

 » grés dans la marche des deux instruments. Les expériences du tableau 

 » annexé à la page 226 le montrent d'une manière évidente, mais ces diffé- 

 » rences sont si petites, quil est difficile de les déterminer avec quelque préci- 

 » s ion. » 



» Les expériences du tableau indiqué montrent que la différence vers 

 5o degrés est de ■+- 0°, 20 à -l- o°,3o, ce qui constitue, avec les valeurs dé- 

 duites des formules, un désaccord considérable. 



» En publiant pour la première fois les expériences citées {Annales de 

 Chimie et de Physique, 3* série, t. IV), M. Regnauit, après avoir remarqué 

 que, vers le milieu de l'échelle, le thermomètre à mercure s'est écarté du 

 thermomètre à air d'environ 0°, 20, observe que cette différence est trop petite 

 pour quil soit nécessaire dy avoir égard, et quelle tombe d'ailleurs dans les 

 limites d' incertitude qui dépendent du déplacement du zéro du thermomètre à 

 mercure. 



V J'en conclus : 



» 1° Que le Mémoire de M. Regnauit ne nous apprend rien de certain 

 sur la marche du thermomètre à mercure entre zéro et 100 degrés; 



» 2° Que M. Regnauit considère une différence île o°,i à o'',3 comme 

 une quantité insignifiante, difficile à déterminer avec quelque précision, et 

 qu'on peut négliger. 



» M. Regnauit affirme maintenant que les thermomètres en cristal de 

 Choisy-b-Roy sont en retard entre zpro et 100 degrés, taudis que les ther- 

 momètres faits avec tous les autres verres dont il sVsl servi prést'nieiit une 

 divergence en sens contraire. Je suis complètement d accord avec lui; mes 

 calciiU ne laissent aucun doute à cet (ginl. Mhis ce sont les (ormiiles de 

 M. Regnauit qui indiquent le contraire pour le ihermoiiiètre eu vei re ordi- 

 naire; quant aux thermomètres en cristal, M. Regnauit n'a jamais puldié 

 d'expériences qui fassent connaître la marche de ces instruments entre zéro 

 et 100 degrés. Il n'est point du fout clair, comme le dit M. Regunult, que 

 tous les thermomètres à mercure, qui montrent au-dessus de 100 degrés des 

 températures moins élevées que le thermomètre à air, doivent être en avance 

 sur le thermomètre à air entre zéro et 100 degrés. La courbe qui représente 

 la différence de marche des deux instruments peut très-bien avoir vers 

 100 degrés un point de rebroussement, ou couper l'axe des abscisses dans 

 le voisinage de ce point. Il est vrai que cela ne peut arriver tant que 

 la courbe du thermomètre est du second degré, comme celle qu'on dédui- 

 rait des formules de M. Regnauit; mais l'erreur dans laquelle est tombé 



