( 1225 ) 



polaire et l'angle horaire actuel sont donnés, on débraye d'une part l'axe horaire an moyen 

 de la vis de serrage qui se voit à la partie supérieure de l'instrunienl, de l'antre le cercle 

 gradué dont la lourchelle directrice occupe un diamètre. On amène sous l'index de ce cercle 

 la graduation correspondante à la distance polaire de l'astre, sons l'index du cercle horaire 

 celle qui répond à l'angle horaire, et l'on fixe les deux cercles. A partir de cet instant, l'ac- 

 tion du mouvement d'horlogerie amène constamment dans la lunette les rayons venant de 

 lastre à observer. 



" Ce mouvement et son régulateur sont la reproduction aux deux tiers <ic l'appareil de 

 L. Foucault, construit par M. Eichens pour l'Exposition universelle de 1867. Ce même 

 moteur a été, depuis cette épo(|ue, adapté à plusieurs grands équatoriaux et donne un mou- 

 vement d'une régularité parfaite. 



» Ici, comme dans un équatorial, il est nécessaire de disposer de moyens de rappel, 

 pour faire varier de petites quantités, ou l'angle horaire, ou la distance polaire. La varia- 

 tion de l'angle horaire s'obtient, sans arrêt du mouvement, à l'aide d'un rouage satellite 

 semblable à celui que M. Eichens adapte depuis longtemps aux équatoriaux. Celle de la dis- 

 tance polaire pendant le mouvement était plus délicate à produire : il fallait agir, à l'aide 

 d'une manette immobile, sur le cercle cjui porte la fourchette, à l'extrémité d'un axe mobile, 

 sans altérer le mouvement de cet axe. 



•> L. Foucaidt avait seulement indiqué le problème, et en avait fait entrevoir la solution 

 à l'aide d'un rouage satellite, mais sans donner de vive voix ou laisser dans ses papiers 

 aucune description du système qu'il prétendait appliquer. M. Eichens a résolu la question 

 d'une manière très-élégante : la description de ce mécanisme, assez complicpiée, ne peut 

 trouver place ici. Nous dirons seulement que la solidarité de l'axe horaire et du cercle de dé- 

 clinaison est établie par l'intermédiaire du rouage satellite sui' lequel agit le pignon de rap- 

 pel, et de telle façon que, tandis que l'on fait varier la distance polaire, le mouvement horaire 

 continue sans altération. 



» Si l'observateur veut déterminer les positions relatives de deux astres un peu éloignés, 

 il arrête le mouvement d'horlogerie, et observe dans le miroir fixe, comme il feiait à l'aide 

 d'un appareil parallactique ordinaire, mais sans avoiràse déplacer lui-même, quelle que soit 

 la portion du ciel qu'il explore. Cet avantage, il est vrai, se trouve acheté par un inconvénient, 

 qui a paru à quelques astronomes constituer une objection contre l'emploi du sidérostat dans 

 les mesures micrométriques, mais dont il ne faut pas cependant s'exagérer la gravité. La di- 

 rection apparente du mouvement diurne change chaque fois que l'on déplace le miroir; 

 chaque nouvelle détermination des positions relatives des deux astres exige donc un nou- 

 veau réglage de la direction des fds du micromètre. L'expérience a montré que ce même 

 inconvénient, qui existe dans l'usage des télescopes à oculaire mobile, n'entraîne pas une 

 perte de temps considérable; il est donc permis de ne pas s'en jwéoccuper ici outre mesure. 

 » L'effet de cette variation de la direction apparente du mouvement diurne esta prendre 

 en plus sérieuse considération, lors(jue, le miroir étant en marche, on vf)udra effectuer des 

 mesures micrométriques d'étoiles doubles. Cette direction, en effet, est l'origine des angles 

 de position, et puisqu'elle varie à chaipie instant, la mesure de ces angles seudile rendue 

 impossible. Mais à un instrument nouveau, répondent des méthoihs particulières de mesure. 

 On ne demande pas à un instrument azimulal les éléments (pie fournit directement i\n é(]Ma- 

 torial. Ici la fixité du micromètre engageia piobablement à mesurer les angles de jtosition 



