( 1328 ) 



mettre fin aii\ incertitudes du chirurgien et lui permettre de décider si un corjis dur que 

 rtnconlre lii sonde au fond d'une ))laie est hien un corps métallique. 



L'appareil employé à cet elfet se compose d'une sonde creuse ordinaire dont rcxtremitc 

 mousse est percée d'une petite ouverture pouvant livrer passade aux extrémités pointues 

 de deux fils d'acier (|ui occupent l'intérieur de celte sonde. Les fils d'acier communiquent 

 avec un couple vollaï<|ue (i). 



Une petite boussole (2) interposée dans le circuit jjermet de reconnaître, par la dévia- 

 tion de l'aiyuille, si un corps conducteur a étaMi la fermeture du circuit dans l'intérieur de 

 la plaie, ce qui arrivera si, la sonde ayant rencontre le corps résistant, les pointes que Ton 

 fait sortir alors sont venues butter sur un corps métallique. Ces pointes ayant une rigidité 

 suffisante, l'operateur est toujours sûr d'arriver au conlact luc'tallique, lors même que le 

 projectile serait oxydé, enkyste, ou bien encore recouvert d'un fragment de tissu quelconque 

 entraîné. 



» Et je dois ajouter : lois même (jue te projectile reposemil sur un fond peu 

 résistant. » 



M. LE Maréchal Vaillant communique à l'Académie une Lettre qu'il 

 vient de recevoif de M. Pasteur, des environs de Trieste. INI. Pasteur espère 

 pouvoir profiter de son séjour à Trieste pour achever un ouviiige qu'il 

 prépare sur la sériciculture, et pour organiser sur une grande échelle des 

 éducations industrielles de vers à soie, d'après son système. 



MÉMOIRES LUS. 



MÉCANIQUI':. — Sur les systèmes de vanna(/es métal,li<jues rpii exigent le niiiiinin)n 

 de traction; par M. Hatox de la Goupillière. (Exirail.) 



(Commissaires : MM. Combes, Delaunay, l'hillips.) 



« Ayant eu à m'occtiper de la construclion d'mi barivige assez important, 

 je me suis posé la question suivante, dont il ne sera peut-éire pas sans utililé 

 de faire connaître la solution pour les travaux analogues. Une hauteur 



(i) J'ai recommandé le couple de Sméc, parce que son cncrgic vnltniquc est trop faible 

 pour (pi'<m puisse craindre l'ekctrolyse du liquide de la plaie au contact des électrodes de 

 lu sonde. En effet, l'aiguille de la boussole n'est nullement influencée tant que les pointes 

 d'acier ne sont pas an contact des projectiles niétalli(iues; mais, dès que ce conlact a lieu, 

 la déviation est de 70 degrés environ. 



(2) La boîte tpii renferme la pile et qui piute la bnnssoie n'a pas plus de (i centimètres 

 de côte. 



