( 78) 

 verre, placé de telle sorte que le tube capillaire, qui fait suite au réservoir, 

 plonge verticaieaient clans du mercure bien pur contenu dans le tube labo- 

 ratoire. Lorsque je comprime le système ainsi disposé, le mercure, en refou- 

 lant le liquide contenu dans le piézomètre, s'élève dans le tube capillaire à 

 une hauteur qu'il est facile de déterminer au moyen de l'artifice suivant. 

 A cet effet, je dore, par le procédé de M. Boëttger, l'intérieur du tube ca- 

 pillaire, et le mercure dissout ce métal, en laissant une trace absolument 

 nette correspondant à la hauteur à laquelle il s'est élevé. 



» Il est facile, d'après cela, de calculer le coefficient de compressibilité 

 du liquide, puisqu'on connaît la pression qui est donnée par le mano- 

 mètre. Le volume du piézomètre est obtenu en pesant, avec les précautions 

 nécessaires, le mercure dont on l'a préalablement rempli. On calcule de 

 même la quantité dont le liquide s'est comprimé, ce volume étant donné 

 par le poids du mercure qui a pénétré dans le tube capillaire, jusqu'au 

 niveau où la couche d'or a été dissoute. Le tube laboratoire était plongé 

 dans un vaste bain d'eau dont on observait la température. 



» Dans mes expériences sur l'acide sulfureux, j'ai employé, dans l'appa- 

 reil compresseur, un mélange d'eau et d'alcool qui ne présentait aucune 

 trace de congélation à — i8 degrés; j'ai déterminé, par les procédés que je 

 viens de décrire, les coefficients suivants : 



Compressi- Nombre 

 Densité. Température. bilité. d'atmosphères. 



Eau distillée privée d'air i ,000 + 8 o,oooo45i 'yo5 



Sulfure de carbone » +8 0,0000980 607 



1+ 9 o,oooo6'^6 174 



-1- 9 0,0000701 3o5 



+ 11 0,0000727 680 



Huile de pétrole. .. o o,865 H- 11 0,0000828 610 



Essence de pétrole 0,720 +10, 5o 0,0000981 63o 



Étlier sulfurique » +10 o,oooi44o 63o 



Acide sulfureux » — 14 o,ooo3oi4 606 



» Les coefficients ainsi obtenus ne sont pas corrigés de la contraction 

 (le l'enveloppe. Je ne connais aucune méthode expérimentale qui permette 

 de déterminer cette valeur à ces hautes pressions. Les nombres que j'ai 

 obtenus sont donc trop petits. Toutefois, dans ces recherches, j'ai été assez 

 heureux pour pouvoir vérifier tous les coefficients contenus dans le Tableau 

 ci-dessus, on me servant du même piézomètre. Mes résultats sont donc com- 

 parables, comme ayant été déterminés avec le même instrument. » 



