( 454 ) 

 manomètre à eau. Le corps échauffé n'est jilus un thermomètre, mais un 

 fil de platine traversé par un courant électrique; il ne se relroidit pas pro- 

 gressivement, il reste, au contraire, à une température constante et émet 

 une quantité de chaleur invariable. Le gaz en prend une portion, il 

 s'échauffe, et sa pression augmente jusqu'à une limite 7i. Quand l'état sta- 

 tionnaire est atteint, la chaleur q' prise par le gaz au fil est égale à celle 

 qu'il cède aux parois, ou à q. Comme on connaît celle-ci, on va pouvoir 

 trouver celle-là, c'est-à-dire la vitesse de refroidissement du fil en fonction 

 de son excès t de température et de la pression H du gaz. 



» I. Pour y arriver, il faut d'abord mesurer cet excès de température t 

 du fil. Or ou sait que la résistance électrique du platine augmente avec la 

 température. Des expériences nombreuses, et qui seront bientôt publiées, 

 ont été exécutées à ce sujet dans mon laboratoire par M. U. Benoit : elles 

 ont montré que, par une exception précieuse, la résistance de ce métal 

 croît proportionnellement à la température, jusqu'à la volatilisation du 

 soufre et probablement au delà ; de sorte que les résistances r et r', à ô et 



k t -\- Q, sont 



r ^ /o(i + iJ.0), r' = /'„[i + ix{t + Q)]; . 

 par suite 



r' - r = r^iJ.t. 



L'augmentation de résistance diî fil de platine est donc proportionnelle à 

 son excès de température t, qui sera connu en degrés centigrades quand 

 on aura déterminé r„ et p.. On verra que cette détermination est inutile; 

 qu'il suffit d'exprimer t par les valeurs de r' — r qui lui sont proportion- 

 nelles, ce qui revient à changer l'échelle thermométrique. 



» Pour mesurer l'accroissement de résistance i' — r, le courant élec- 

 trique est divisé en deux rameaux, passant tous deux, d'abord à travers 

 des fils de cuivre de grande section, peu résistants et égaux, qui s'enroule^st 

 un même nombre de fois en sens contraire sur une boussole différentielle. 

 On continue ensuite la première branche par le fil du ballon ;', et la 

 seconde par un rhéostat à curseur de mercure, construit suivant le modèle 

 qu'a imaginé Pouillet, et par un deuxième fil identique à celui du ballon, 

 mais plongé dans l'eau à ô et gardant sa résistance /■. Quand le courant 

 passe, l'aiguille est déviée : on la ramène au zéro en ajoutant une longueur 

 de rhéostat qui compense et mesure l'accroissement de résistance r' — r, 

 et, par suite, l'excès de température t. 



» IL Pendant que le courant circule dans le fil et lui donne un excès de 

 température /' — r, la pression du gaz s'élève jusqu'à une limite H -+- h. 



