{ 1228 ) 



avons faites avec M. Broch, que l'élasticité du platine iridié n'est pas altérée 

 par un effort de 3o kilogrannnes par mètre carré. En faisant remarquer 

 que l'effort réel ne s'élève pas au delà de la deux centième partie de cet 

 effort limite, nous établissons surabondamment que tous les points de la 

 barre se maintiendront toujours dans les conditions de la plus parfaite 

 stabilité moléculaire. 



» Au point de vue thermiqne, nous devons entrer dans des considéra- 

 tions plus détaillées, si nous voulons reproduire les observations des pby- 

 siciens qui ont bien voulu nous les communiquer : 



» i" L'égalité des épaisseurs des différentes nervures favorise l'équilibre 

 des températures de toute la masse de la règle. 



)) Les plus grandes difficultés de l'exactitude des comparaisons réside- 

 ront toujours dans l'obtention d'une température parfaitement régulière; 

 il suffit, pour s'en convaincre, de faire remarquer qu'une différence de un 

 centième de degré correspond presque à une différence de un dixième de 

 micron dans la longueur de la barre de platine. Il est donc de la première 

 importance que l'influence du milieu ambiant, que l'on chercbera à main- 

 tenir, autant que possible, à température constante, se propage de la même 

 façon en tous les points de la règle, et aucune disposition ne saurait être, 

 à cet égard, plus sûre que celle à laquelle nous sommes arrivé par l'égalité 

 d'épaisseur de toutes les nervures qui constituent, par leur réunion, notre 

 profil. 



» 2° La distance comprise entre les deux traits est soumise, en tous ses 

 points, aux mêmes conditions de température. 



» C'est ce que l'on ne saurait obtenir avec les puits ou par une réduc- 

 tion seulement de la section aux extrémités, ces deux solutions n'empêchant 

 pas que la distance qui forme l'étalon théorique ne soit en quelque sorte 

 emprisoiuiée, dans presque toute son étendue, au milieu d'une masse de 

 matière qui rend la communication de la température intérieure au moins 

 incertaine. 



» 3° La distance entre les traits, étant exactement comprise dans le plan 

 des fibres neutres, ne saurait être influencée par aucun retard de dilatation 

 déterminé par le contact avec le support. Nous nous sommes déjà expliqué 

 sur ce point avec assez de soin pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir 

 encore. 



» 4° Le thermomètre est en quelque sorte enveloppé par la matière du 

 mètre pendant les observations. 



» Il est clair, en effet, que la rainure en V de la partie snpériem'e con- 

 stitue pour le thermomètre une sorte de logement dans lequel il s'identifie 



