( i682 ) 

 mission qui sera chargée de juger le Cotîcours du prix Barbier, pour 

 l'année 1872. 



MM. Bussy, Cloquet, Cl. Bernard, Bouillaud, Brongniart réunissent la 

 majorité des suffrages. 



Les Membres qui, après. eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Ro- 

 bin, Nélaton, Andral, Sédillot. 



MÉMOIRES LUS. 



GÉODÉSIE. — Nouvelle détermination de la méridienne de France- 

 Note de M. F. Perrier, 



« Ce n'est ni à la mesure des bases de Melun et de Perpignan, ni à la 

 latitude de départ, ni à l'azimut fondamental de la carte de France qu'il 

 faut attribuer les erreurs de notre méridienne : elles proviennent presque 

 en totalité d'erreurs commises dans la mesure et la réduction des angles, 

 et masquées par des compensations fortuites. C'est ppurquoi il est indis- 

 pensable de mesurer de nouveau tous les angles de la chaîne comprise 

 entre Dunkerque et Perpignan. 



» L'instrument que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie sort des 

 ateliers de la maison Brûnner. C'est un théodolite réitérateur, d'une sim- 

 plicité extrême, dépourvu de limbe vertical et uniquement propre à la me- 

 sure des azimuts. Il se compose essentiellement d'un axe en bronze faisant 

 corps avec le pied et autour duquel, grâce à wne disposition ingénieuse, 

 peuvent tourner librement ou être assujettis, dans des positions invariables 

 et d'une manière absolument indépendante, le cercle divisé et l'alidade qui 

 porte la lunette, l'index et les quatre microscopes. 



» Le cercle porte une graduation centigrade, de 10 en 10 minutes, et a 

 42 centimètres de diamètre. Deux tours et demi des vis des microscopes 

 équivalent à l'intervalle de deux traits consécutifs, et les tambours sont 

 divisés en cent parties égales. 



» L'objectif de la lunette a 53 millimètres d'ouverture libre et environ 

 62 centimètres de foyer. A l'oculaire est adaptée une vis raicrométrique dont 

 le tambour est divisé en cent parties égales, et qui fait mouvoir le réticule 

 formé par quatre fils figurant un petit carré au centre duquel on pointe 

 les images des objets visés. 



» La dislance angulaire des deux fils verticaux est de 88", 96, mesurée 

 par 16,88 parties du tambour. Chaque partie du tambour équivau.t à 



