( n^^ ) 



(septembre 1872) quelques-uns des résultats que j'ai déjà obtenus, ainsi 

 que la description de l'appareil que j'emploie; ces renseignements se trou- 

 vent reproduits dans la Revue scientifique du 21 septembre 1872. Je n'ai 

 pas encore terminé l'étude complète, commencée il y a longtemps déjà et 

 interrompue par les tristes événements des années dernières; les résultats 

 auxquels je suis arrivé me paraissent assez intéressants et la méthode assez 

 précise pour que je sois désireux de réserver mes droits à continuer ce tra- 

 vail. 



» Le principe de la méthode, que je vais exposer avec quelques détails, 

 se trouve indiqué sommairement dans une Note présentée à l'Acîidémie, le 

 20 juin 1870, par MM. A. Cornu et J. Baille; c'est même sur leur indica- 

 tion que j'ai été conduit à le mettre en œuvre. Cette méthode consiste à 

 mesurer les courants d'induction produits dans un petit électro-aimant, 

 que l'on éloigne successivement de différents points d'un barreau aimanté; 

 ce petit électro-aimant, bobine présentant un noyau de fer doux entouré 

 de fil de cuivre isolé, est adapté perpendiculairement à l'extrémité d'un 

 levier assez long, mobile autour d'un axe horizontal. Cette bobine peut 

 tourner autour d'un axe formant prolongement du levier, ce qui permet 

 d'étudier chaque point successivement avec les deux extrémités de la bo- 

 bine, afin de pouvoir effectuer, s'il y a lieu, certaines corrections dont nous 

 parlerons tout à l'heure. 



» Le fil de la bobine fait partie d'un circuit comprenant, en outre : 



» 1° Un galvanomètre à réflexion, très-sensible; 



» a° Un commutateur, permettant de changer le sens du circuit dans le 

 galvanomètre pour une même action de la bobine; 



» 3° Un solénoide, dans lequel peut se déplacer, d'une quantité con- 

 stante, un barreau aimanté, qui se meut parallèlement à l'axe du solénoide; 

 je rends compte plus loin de l'utilité de cet appareil, que je désigne sous 

 le nom d'inducteur. 



» Faisons cotuiaître quelques détails sur ces diverses parties. 



» Le noyau de l'électro-aimant est constitué par sept morceaux de fil de 

 fer bien recuit, ayant 45 millimètres de longueur; le fil central dépasse les 

 extrémités des fils qui l'entourent et c'est par cette pointe que la bobine 

 repose seulement sur l'aimant (ou plutôt sur une feuille de papier appli- 

 quée surl'aimant) ; le fil qui entoure ce noyau, et dans lequel se développent 

 les courants d'induction, a 7 mètres de longueur. Les petites dimensions de 

 la bobine, comparées à la longueur des barreaux que j'ai étudiés, longueur 

 qui varie de o"',2a à o'",4o, et l'exiguïté de la surface de contact rendent 



