( •7ti3 ) 

 cet appareil très-propre à étudier les actions magnétiques en chaque point; 

 on peut considérer cette bobine comme un plan d'épreuve mcujnêlique. 



» Le retournement de la bobine, dont j'ai indiqué le mécanisme, m'a 

 semblé nécessaire afin d'éliminer les erreurs qui se produisent dans le cas 

 où, à la suite d'expériences prolongées, le noyau vient à s'aimanter faible- 

 ment. Cet effet, que j'ai observé plusieurs fois, peut ne pas se produire; le 

 plan d'épreuve, dont je me sers actuellement, et que j'ai construit il y a six 

 mois, ne présente aucune trace d'aimantation. 



» Le galvanomètre, très-sensible, porte un miroir situé à 2 mètres envi- 

 ron d'une mire divisée en millimètres; une lunette placée au-dessus de la 

 mire et pointée sur le miroir permet d'évaluer le dixième de millimètre. 



» Le commutateur m'a paru nécessaire, afin que, dans une observation, 

 on pût faire tous les retournements possibles; pour éviter les variations de 

 résistance, que l'on rencontre en employant les commutateurs à contact 

 métallique, les contacts mobiles sont obtenus par du mercure seulement. 



» Les mesures à effectuer pour l'étude d'un barreau sont trop nom- 

 breuses pour être déterminées en un jour : il importe donc de pouvoir 

 rattacher l'une à l'autre des séries diverses d'observations; c'est à quoi l'on 

 arrive à l'aide de Vinducteur. Le déplacement constant du barreau aimanté 

 dans le solénoide produit un courant constant, si le circuit n'a pas varié, 

 non plus que l'état magnétique de l'inducteur : aussi la mesure de la dé- 

 viation correspondante précède-t-elle et termine-t-elle chaque série d'obser- 

 vations. En réalité, cette déviation est mesurée par quatre lectures : l'in- 

 ducteur est déplacé successivement dans un sens et dans le sens opposé ; 

 puis on effectue les mêmes mesures après inversion du commutateur. Cet 

 organe est très-sensible; les mesures ne diffèrent jamais de plus de 1 mil- 

 limètre, sur 80 millimètres environ ; des variations plus considérables m'ont 

 permis de reconnaître la présence de faibles masses de fer dans le voisinage 

 de mon appareil. L'identité du circuit avec lui-même étant vérifiée, il 

 suffit, auconunencementde chaque série d'observations, défaire une lecture 

 en un point du barreau étudié à la série précédente, pour s'assurer si l'état 

 magnétique du barreau en expérience n'a pas varié 



» L'étude de l'état magnétique d'un point comprend quatre lectures, à 

 cause du retournement de la bobine et de l'inversion du commutateur : les 

 deux lectures correspondantes à une même extrémité du plan d'épreuve 

 diffèrent fort peu l'une de l'autre ; la déviation varie plus notablement avec 

 l'extrémité considérée, ce qui tient à ce que le fil qui entoure le plan 

 d'épreuve n'est pas également réparti. 



227.. 



