( ^1 ) 



la pesanteur varie d'environ -nruTTô pour chaque degré de latitude, en sorte 

 que si pour Paris on avait P-}-pégal à i kilogramme ou 1000 grammes, il 

 faudrait à Bordeaux, qui est 4° ;m sud de Paris, ajouter un poids égal 

 à yôuôtt de 1000 grammes, c'est-à-dire 4 décigrammes, pour rappeler l'extré- 

 mité inférieure du bifilaire à son point de départ. 



» Un décigramme ajouté au poids que porte le bifilaire pour chaque 

 deçré de latitude est une quantité considérable qui permet d'espérer que 

 les variations de la pesanteur seront très-sensibles, même pour deux stations 

 qui ne différeraient que d'un petit nombre de minutes en latitude. Les me- 

 sures du pendule exécutées en France par MM. Biot et Mathieu laissent une 

 incertitude d'environ jôoTô» ce I 11 ' correspond à \ de degré et à une varia- 

 tion en hauteur d'un peu plus de ioo mètres. 



» Il m'est impossible, sans une figure, de décrire les divers modes de 

 pointé qui servent à ramener le bifilaire et le fil de torsion aux mêmes points 

 dans les deux stations pour lesquelles on veut comparer la pesanteur. Il 

 faut remarquer qu'il n'y a ici aucune loi de torsion à connaître ou à 

 admettre. Un bifilaire dévié d'une quantité donnée est ramené à son point 

 de départ par un poids P + p à la première station, et cela contre l'action 

 d'une torsion de i8o°. A la seconde station, où la pesanteur est, je suppose, 

 plus faible, il est ramené au même point, contre; la même force de torsion, 

 au moyen d'un poids V -\- p + p' . Le rapport des deux pesanteurs sera 

 donc le quotient de P -+- p -+- p' par P -t- p. 



» En faisant osciller un bifilaire, on pourrait avoir une mesure absolue 

 de la pesanteur; mais il vaudrait mieux observer le poids qui ramène le bifi- 

 laire dans une localité où la pesanteur ait été bien déterminée, comme à 

 Kcenigsberg, où Bessel a exécuté une mesure absolue de la pesanteur qui 

 est sans rivale. Ensuite on conclurait, au moyen du bifilaire et du fil de 

 torsion, sa valeur absolue pour toutes les stations du monde entier par un 

 procédé expéditif. 



» Mon appareil ne comporte ni mesures d'angles, ni mesures de lon- 

 gueurs, ni emploi du temps. L'influence de la température sur le bifilaire 

 est nulle, puisque son fractionnement de la pesanteur dépend du rapport 

 de la demi-distance des fils de suspension à la longueur de ces fils, et ce 

 rapport sera constant si les fils sont fixés à des pièces qui soient du même 

 métal que les fils de suspension. Quant à l'action de la température sur le 

 fil de torsion, on en aura une table faite à loisir au point de départ prin- 

 cipal. Ainsi que le remarque sir John Herschel, l'appareil, porté sucefssi- 



33. 



