( 34o ) 



» Régulateur angulaire à jjoicls curseur. — Ce régulateur, dont j'ai l'hon- 

 neur de placer un modèle sous les yeux de l'Académie, consiste en un petit 

 récipient formé d'un soufflet angulaire monté sur une boîte à deux com- 

 partiments, et muni d'une soupape régulatrice directement fixée sur la 

 paroi mobile du récipient. 



» Le gaz arrive par le tube d'entrée dans le premier compartiment où 

 se trouve la soupape régulatrice, et ne peut aller dans le deuxième compar- 

 timent, où est l'orifice de sortie, qu'en passant par l'ouverture de cette sou- 

 pape dans le récipient régulateur. Il est inutile de faire observer qu'en 

 traversant l'appareil, le gaz se trouve réglé à la pression qu'on a assignée 

 au régulateur. La construction de cet appareil est en bois, les contours du 

 petit soufflet sont garnis en peau de chevreau doublée de baudruche, le 

 tout enduit d'un vernis pour boucher les pores de la peau et éviter les fuites, 

 lia soupape régulatrice, de forme lenticulaire, est également garnie de peau 

 et recouverte de baudruche. Au-dessus de ce récipient se trouve un poids 

 curseur qu'on peut faire varier le long d'une coulisse pour régler la pression 

 que l'on désire avoir. 



» Ce petit régulateur est très-propre aux expériences de précision; le 

 poids curseur permet de régler la pression de l'air ou des gaz d'une manière 

 continue, depuis zéro jusqu'à la pression initiale. Son petit volume le rend 

 très-portatif et facile à appliquer à toutes sortes d'appareils. Indépendam- 

 ment de son application à l'industrie de l'éclairage par le gaz, il peut rendre 

 d'utiles services dans les laboratoires de chimie pour le chauffage par le gaz, 

 à une température déterminée, et dans les cabinets de physique pour l'étude 

 des lois sur l'écoulement des fluides aériformes et pour les expériences 

 d'acoustique. 



» Une des applications les plus intéressantes qu'on puisse faire de cet 

 appareil est celle qui a pour objet de régler la vitesse du mouvement de 

 la sirène acoustique pour déterminer le nombre absolu de vibrations d'un 

 son donné. 



» On sait que cet admirable instrument, dû au génie du savant m odeste et 

 regretté Cagniard de Latour, et qui se trouve aujourd'hui dans tous les cabi- 

 nets de physique d'Europe, n'a jamais pu servir à des expériences exactes, 

 par suite de la difficulté qu'on éprouve à régler la vitesse de son mouvement. 

 Les souffleries ordinaires des cabinets de physique donnent une pression 

 trop variable pour ces déterminations, et les expériences qu'on peut faire en 

 insufflant la sirène avec la bouche sont encore plus inexactes. Au moyen de 

 mon régulateur à curseur, la pression pouvant être réglée et fixée au gré de 



