( 34 1 ) 

 l'expérimentateur, on peut maintenir la vitesse du mouvement et, par con- 

 séquent, l'accord pendant plusieurs minutes, et déterminer avec une très- 

 grande exactitude le nombre absolu de vibrations d'un son donné. Pour 

 faciliter l'expérience, je me sers d'un deuxième régulateur, placé sur la même 

 soufflerie, et sur lequel on monte un tuyau d'orgue qu'on accorde d'abord 

 avec le son dont on veut mesurer les vibrations. 



» J'ai disposé aussi au-dessus de la sirène un petit appareil où se trouve 

 monté un compteur à secondes, et au moyen duquel on peut accoupler ou 

 séparer le compteur de la sirène en même temps que le compteur à se- 

 condes. De cette manière, il m'a été permis de faire des expériences qui ont 

 duré plus de dix minutes, avec une telle exactitude, qu'en répétant plu- 

 sieurs expériences les résultats n'ont jamais varié que de quelques vibra- 

 tions sur 5oooo environ. 



» Ce nouveau régulateur et l'appareil qui en fait le complément seront, 

 je l'espère, bien accueillis des savants qui s'occupent de la science des 

 sons, et la sirène acoustique deviendra, par ce moyen, le plus utile et le 

 plus précis de tous les tonomètres connus. 



» Régulateur horizontal. — Je nomme ce régulateur horizontal par oppo- 

 sition au régulateur angulaire que je viens de décrire. Il existe une appli- 

 cation de cet appareil à la soufflerie de précision que j'ai l'honneur de 

 soumettre aujourd'hui à l'Académie. 



» Cette soufflerie a été composée sur la demande de M. P. Desains pour 

 le cabinet de physique de la Faculté des Sciences de Paris et présente un 

 résumé des divers appareils que j'ai imaginés pour régler la ptession de 

 l'air et des gaz. Elle se compose de deux réservoirs d'air superposés, l'un 

 à plis rentrants, l'autre à plis saillants. Les tables mobiles de ces réser- 

 voirs sont réunies de façon à rendre leur mouvement solidaire, et établir 

 ainsi la compensation qui résulte de l'équiangle des plis renversés pour 

 l'égalité de la pression de l'air. 



» Cette soufflerie est surmontée d'un grand régulateur horizontal de notre 

 système, servant à régler la pression de l'air des embouchures situées suri un 

 des grands côtés du sommier. Les embouchures de l'autre côté du sommier 

 reçoivent directement le vent de la soufflerie. Nous avons placé sur ces em- 

 bouchures huit petits régulateurs à poids curseur de notre système et au 

 moyen desquels on peut régler en même temps huit pressions différentes. 

 En supprimant ces régulateurs, on a de chaque côté de la table du sommier 

 quatorze ouvertures sur lesquelles on peut monter toute espèce de tuyaux 



C R., i863, |« Semestre. (T. LVI, N° 8.) ^5 



