( V.7 ) 

 négligée et rare, du reste peu sûre clans bien des cas, tant à cause du peu 

 de matière qu'il faut nécessairement employer, que par les manipulations 

 délicates et exceptionnelles qu'elle exige. Je crois avoir réussi à remédier 

 à presque tous les anciens inconvénients, en substituant le chlorate de 

 potasse fondu à l'oxyde de cuivre, et par conséquent avoir rendu l'analyse 

 organique plus facile, en modifiant de la manière suivante la méthode 

 usitée jusqu'à présent. 



» Je prends un tube de verre blanc, d'environ 5o centimètres de long 

 sur i centimètre de diamètre, avec i millimètre d'épaisseur (i) ; je le ferme 

 à l'une de ses extrémités, comme cela se fait ordinairement; j'y introduis 

 du côté bouché une quantité de chlorate de potasse (fondu et pilé) égale à 

 •2 centimètres environ, puis j'y verse le mélange de la matière à analyser, 

 intimement unie avec du chlorate de potasse, de manière que cela 

 tienne la presque totalité intérieure du tube. Le mélange de la matière avec 

 le chlorate de potasse est préparé en prenant i gramme de substance à ana- 

 lyser, la broyant finement dans un mortier de cristal ou d'agate, et la 

 remuant ensuite intimement avec du chlorate de potasse fondu et pilé aupa- 

 ravant. Pour connaître la quantité de chlorate de potasse nécessaire a 

 introduire dans le tube, avec la substance à analyser, je mesure ordinaire- 

 ment et directement la contenance du tube avec le chlorate de potasse lui- 

 même, et c'est cette quantité qui me sert à l'analyse : je puis l'évaluer à 

 5o grammes. Comme il est facile de le comprendre par le calcul, les 

 5o grammes de chlorate de potasse me fournissent environ 18 litres d'oxy- 

 gène, ce qui donne un milieu gazeux capable de brûler toute espèce de 

 matière organique. Comme dans l'ancien procédé, j'introduis le tout dans 

 le tube, avec un entonnoir, mais à la température ordinaire, et sans crainte 

 de voir absorber de l'humidité par mon mélange. Quand le tube est rempli, 

 je ferme avec un rampon d'amiante, puis avec un bouchon de liège (traversé 

 d'un petit tube pour le dégagement des gaz) ; je lute même souvent le bou- 

 chon avec de la cire à cacheter. Mon tube à analyse ainsi préparé est sus- 

 pendu par deux fils de fer à un support quelconque, afin de le faire tenir 

 libre, et à la portée de l'opérateur; puis il est mis en communication, au 



(i) Je recommande ces dimensions, parce qu'en général les tubes plus épais se fendent 

 facilement par le chauffage, et les plus minces se fondent : en toufcas, il faut avoir soin de 

 ne pas mettre la flamme de la lampe à alcool brusquement sous le tube, à cause de la mau- 

 vaise conductibilité du verre pour la chaleur. 



