( u36 ) 

 agissait mal, et j'y ai substitué, dans la même année, un simple fil d'or. 



» Je devrais ajouter à ce récit qu'à la fin de j86o (étant absent de chez 

 moi, je ne peux pas donner la date exactement), j'ai envoyé une descrip- 

 tion de mon appareil pour être communiquée à la Société Rovale d'Edim- 

 bourg; que l'appareil a été vu en 1 86 r , dans l'atelier de M. Adie, par 

 plusieurs personnes auxquelles il l'a expliqué; que j'ai parlé de l'instru- 

 ment et de son principe bifilaire à différentes personnes à Paris, et je dois 

 à M. Henri Robert, le célèbre horloger, le fil d'or qu'il m'a recommandé 

 comme le meilleur pour le but de mon instrument. 



» Je ne devrais pas finir sans indiquer une différence dans les méthodes 

 d'observer employées par M. Babinet et par moi. 



» Mon appareil consiste en un poids cube soutenu par deux fils d'or: 

 trois côtés au cube ont des miroirs, les plans des deux sur les côtés oppo- 

 sés faisant chacun un angle de près de g3 degrés avec le plan du troi- 

 sième : un simple fil d'or est suspendu au centre de la face inférieure du 

 cube (j'ai aussi indiqué la manière de la fixer plus haut, donnée par M. Ba- 

 binet). Ce fil soutient, parle milieu, un bras du levier, qui peut être tourné 

 par un anneau dans lequel le levier se trouve sans y être attaché. Sur l'exté- 

 rieur de ce cylindre il y a un miroir. L'instrument est ajusté afin qu'une 

 révolution du cylindre (et du fil inférieur) produise un mouvement du 

 poids de près de. 90 degrés; le nombre de degrés de moins de 90 dépend 

 de l'exactitude désirée et dont l'arrangement est capable. 



« On peut voir que si W représente le poids suspendu, et AW une varia- 

 tion quelconque produite par une variation de la pesanteur, on aurait 



AW 



— = cot.vAv, 



où v est l'angle de rotation du poids, à une station ou à un temps donne. e( 

 Ai' la variation de cet angle à une autre station ou à un autre temps, la force 

 de torsion étant supposée constante. 



» Ainsi, si nous faisons v assez voisin de 90 degrés, nous pourrons voir 

 une excessivement petite variation de W. 



» Un petit télescope muni d'un prisme de verre derrière le fil de l'ocu- 

 laire permet de voir la coïncidence de l'image du fil réfléchi dans un des 

 miroirs, et du fil vu directement par l'oculaire (selon l'arrangement des 

 appareils ingénieux de M. Lamont), et deux échelles sur verre, l'une au- 

 dessus de l'autre, sont employées pour déterminer les variations des angles 

 normaux, ou de la torsion des fils. 



