( "97 ) 

 33 millimètres d'ouverture à son objectif et 26 centimètres de foyer. Elle est 

 assez forte pour montrer les satellites de Jupiter, et peut servir à observer 

 ces occulations d'étoiles si précieuses pour obtenir la longitude. Cette lu- 

 nette ayant toujours une position horizontale, est ainsi préservée de toute 

 flexion, et comme elle porte un prisme fixé à demeure au devant de son 

 objectif, l'angle de hauteur est donné par la révolution du tube autour de 

 l'axe optique. Cette disposition permet à l'observateur, qui vient de regar- 

 der par l'oculaire, de lire, sans se déplacer, les quatre verniers ainsi que ies 

 deux niveaux. 



» Outre l'oculaire et son tube servant à mettre an point ainsi que le 

 prisme objectif, tout l'instrument est composé seulement de dix-sept pièces 

 détachées, dont deux portent les loupes destinées à la lecture des verniers, et 

 trois sont les vis qui servent à caler tout l'appareil. A. six exceptions près, 

 les autres quatorze vis dormantes sont doubles, c'est-à-dire une vis est insé- 

 rée dans la tète de l'autre pour obvier à toute chance de dérangement. Ces 

 vis pourraient d'ailleurs être remplacées par des goupilles, car celles-ci 

 servent à relier les éléments si délicats d'un chronomètre tout aussi bien que 

 les lourdes pièces des machines à vapeur, et l'ouvrier le moins adroit peut 

 toujours improviser une goupille en cas de besoin. 



» Au lieu de pinces et de vis tangentes dont le moindre défaut est d'im- 

 poser toujours une perte de temps, j'emploie des pignons s'engrenant dans 

 des circonférences taillées en crémaillère, qu'une longue expérience d'un 

 sextant de Gambey m'a montré être à la fois et commodes et susceptibles 

 d'une haute exactitude. 



» La lunette de repère est supprimée, car d est toujours possible de 

 réitérer un relèvement déjà fait quand on craint un dérangement accidentel 

 dans l'assiette de l'instrument. 



» Les deux cercles, du diamètre respectif de 99 et de 102 millimètres, 

 comptés de vernier à vernier, sont divisés d'une manière continue dans lé 

 sens de marche des aiguilles d'une montre, et selon la graduation décimale 

 dont l'emploi assure une économie notable de temps, soit sur le terrain, 

 soit dans les calculs qui s'ensuivent dans le cabinet. Les verniers donnent 

 0,01 grade, ou 3a secondes sexagésimales, car la géodésie expéditive n'exige 

 point des divisions plus petites. Les chiffres sont gravés très-lisiblement, 

 selon l'alignement antique et inégal, pour éviter la confusion que l'emploi 

 des chiffres dits anglais introduit souvent dans leur lecture. Il y a déjà 

 longtemps d'ailleurs que les savants anglais ont renoncé, pour ce motif, à 



