( »9) 

 aucune erreur sensible en laissant émerger le thermomètre de la quantité 

 strictement nécessaire à la lecture. Mais ces expériences, tout en fournis- 

 sant des données utiles pour un cas particulier, ne conduisaient pas 

 encore à une solution générale et pratique ; je suis cependant parvenu 

 à une solution satisfaisante, en abandonnant la recherche de toute for- 

 mule. 



« Solution pratique. — ^Considérons une tige cylindrique contenant du 

 mercure, autrement dit un thermomètre dont on aurait coupé le réser- 

 voir. Cette tige, plongeant dans un bain par sa partie inférieure, se trou- 

 vera identiquement dans les mêmes conditions que la tige d'un thermo- 

 mètre émergeant de la même quantité; si donc elle a été graduée d'avance 

 dans la supposition qu'elle plonge en entier dans le bain, la différence 

 entre la lecture actuelle et celle qui correspond à la température du bain 

 donne directement la correction de la partie émergente ; je la nommerai 

 tige correctrice ('). 



» Supposons donc un thermomètre et une tige correctrice plongeant 

 côte à côte dans un bain et émergeant de la même quantité. Le thermo- 

 mètre indiquera la température approximative du bain ; le déficit entre 

 cette température reportée sur la tige correctrice et celle qui est indi- 

 quée sur cette dernière devra être ajouté, en longueur absolue, à la lec- 

 ture du thermomètre; en d'autres termes, la correction est donnée parla 

 différence de lecture du thermomètre et de la tige, multipliée par le rapport de 

 la longueur du degré sur la tige et le thermomètre; le calcul peut être fait en 

 deux approximations. 



» Il restait à. montrer que cette solution est efficace; dans ce but, j'ai 

 fait exécuter quelques tiges correctrices par M. Tonnelot, l'artiste bien 

 connu, et j'ai entrepris deux séries d'expériences. Dans la première (me- 

 sures très précises avec une faible correction), je plaçais un thermomètre 

 dans une auge horizontale remplie d'eau, tandis qu'un autre thermomètre, 

 accompagné de sa tige correctrice, était suspendu de telle manière que son 

 réservoir et quelques degrés seulement fussent plongés dans le liquide; 

 j'ai fait ainsi, avec l'aide de M. L. Ozenne, cpxelques comparaisons entre ces 

 deux instruments. Dans la seconde série d'expériences, exécutées dans le 

 laboratoire de M. G. Vogt, à la Manufacture nationale de Sèvres (correc- 

 tion atteignant i4°avec une précision moindre), un thermomètre était fixé 

 dans le col d'un ballon de verre, dans lequel on faisait distiller de la 



(') Un artifice analogue a été employé par M. Crova dans son pyromètre. 



