( IOO ) 



les oscillations au microscope, on les projette sur un écran divisé, formant 

 cadran, dont la division est vue par transparence. 



» L'appareil est formé par un petit objectif achromatique, qui termine le 

 corps d'un microscope dans lequel se trouve l'écran divisé qui reçoit 

 l'image amplifiée du réticule fixé sur l'aiguille, réticule sur lequel se 

 trouvent projetés les rayons, condensés au moyen d'une forte loupe, qui 

 proviennent d'une source lumineuse placée derrière la balance. La mise 

 au point se fait au moyen d'un pignon et d'une crémaillère. 



» La source lumineuse actuellement employée est un bec de gaz avec 

 réflecteur ('); il est placé dans une boîte en noyer, pour éviter toute pro- 

 jection de chaleur sur la balance : ce bec, ainsi isolé, n'est allumé que 

 pendant une ou deux minutes au maximum, à la fin de chaque pesée ; 

 aussi, en fixant un thermomètre dans la cage, on constate qu'il ne se pro- 

 duit aucune variation, même très faible, de température. 



» Pour exécuter une pesée, le gaz étant établi en veilleuse, "on procède 

 comme pour une balance ordinaire, jusqu'à ce que l'extrémité de F aiguille 

 ne sorte plus du cadran inférieur : on compte alors la différence des 

 nombres des divisions faites par l'aiguille à droite et à gauche du zéro. 

 Cette différence, multipliée par la valeur approchée, en milligrammes, de 

 chaque division de ce cadran (valeur donnée avec l'instrument), donne 

 immédiatement le nombre de centigrammes et de milligrammes qu'il faut 

 ajouter aux poids déjà placés sur le plateau de la balance pour avoir 

 l'équilibre, à une demi-division près du cadran inférieur. La valeur de 

 chaque division de ce cadran varie de 3 mgr à io" 16 '', suivant que la balance 

 accuse o mgr ,io ou o' ngr ,5. Comme le cadran comprend 10 divisions de 

 chaque côté du trait-miiieu, on apprécie ainsi sans tâtonnements les trois 

 derniers centigrammes ou le dernier décigramme, suivant la sensibilité. 



» A ce moment, on ferme les portes de la cage, pour éviter tout courant 

 d'air, on ouvre le gaz au moven d'un robinet régleur et l'on met la balance 

 en marche en abaissant d'abord le bras, puis l'arrêt des plateaux; on lit 

 alors la différence des divisions parcourues à gauche et à droite, |sur le 

 cadran lumineux, par l'image du réticule. Sur ce cadran, les images sont 

 renversées, mais la pratique fait rapidement disparaître cette petite diffi- 

 culté. Ce nombre de divisions indique le nombre de milligrammes et de 

 fractions de milligramme dont il faut déplacer le cavalier sur sa règle, 

 pour obtenir l'équilibre parfait, équilibre que l'on vérifie par une simple 



(V) Le bec de gaz peut être remplacé par une petite lampe électrique. 



