( 344 ) 



PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. -- Olfactomètre fondé sur la diffusion 

 à travers les membranes flexibles. Note de M. Charles Hexky. 



« Le but de l'olfactomètre est de déterminer le poids d'odeur par cen- 

 timètre cube d'air qui correspond au minimum perceptible et aux divers 

 degrés de la sensation olfactive. 



» L'instrument, construit par G. Berlemont, consiste en un réservoir 

 de verre A traversé par deux tubes glissant l'un dans l'autre : t u un tube 

 de papier B, bouché par le bas; 2° à l'intérieur de celui-ci, un tube de 

 verre gradué en millimètres, qui émerge en C et qu'on introduit dans 



une des narines, eu bouchant l'autre. Pour les dosages d'intensités plus 

 fortes que le minimum perceptible, l'instrument est muni d'un robinet 

 et d'un tube en fourche D. On introduit le liquide odorant en a dans 

 le réservoir; une fois ce réservoir saturé, on enferme le tout dans une 

 éprouvette bien close par le bouchon d. L'opérateur soulève avec la main 

 le tube C d'un mouvement uniforme qui est réalisé très approximativement : 

 je m'en suis convaincu en armant le tube d'un stylet perpendiculaire, qu'on 

 mettait en contact avec un cylindre enregistreur. La vapeur s'écoule du 

 réservoir dans le tube de verre. Le sujet respire normalement. Il serait 

 facile d'obtenir, par une ceinture inextensible qui ne permettrait qu'une 

 dilatation définie de la cage thoracique, la constance d'intensité de l'inspi- 

 ration ; mais cette précaution, suffisante comme on peut le vérifier par un 



