( 66 7 ) 



particulier. Il est probable que l'on trouvera la palmelline dans plusieurs 

 autres espèces de végétaux. » 



PHYSIOLOGIE. — Emploi de l'acide carbonique liquéfié pour la filtration 



et la stérilisation rapides des liquides organiques. Note de M. A. u'Ab- 



SOXVAI, ( ' ). 



« Les remarquables effets produits par l'injection sous-cutanée d'extraits 

 provenant des différents tissus de l'organisme, suivant la méthode de 

 M. Brown-Séquard, nous ont conduit à étudier, au laboratoire de Médecine 

 du Collège de France, un procédé rapide et sûr pour stériliser à froid les 

 liquides renfermant des substances albumineuses ou colloïdes. 



» La filtration à travers la porcelaine par le procédé Pasteur-Chamber- 

 land se fait trop lentement dans ce cas, et, de plus, la bougie retient une 

 grande partie des colloïdes aux pressions, relativement faibles (5 atm à 6 atm 

 d'air), qu'on emploie d'ordinaire. La méthode que je vais décrire stérilise 

 doublement ces liquides : i° par filtration à travers la porcelaine, et 2 par 

 l'action spéciale bactéricide qu'exerce la pression du gaz employé (acide 

 carbonique liquéfié). L'acide carbonique est le gaz qui est normalement 

 en contact avec les tissus, puisque les éléments anatomiques vivent dans 

 la lymphe qui en est saturée ; il ne peut donc en altérer la composition d'une 

 manière notable. Le liquide à filtrer est mis en présence du gaz carbonique 

 liquéfié à une pression moyenne de 45 atm , pression qui agit d'abord pour 

 stériliser directement le liquide et ensuite le forcer à filtrer rapidement à 

 travers la bougie. 



» L'appareil instrumental figuré ci-contre est des plus simples. 



» Une bouteille en fer forgé B, placée verticalement sur un support S, contient 

 environ 5ooS r de gaz carbonique liquéfié que l'industrie livre couramment aujourd'hui 

 à très bas prix. Cette bouteille est munie à sa partie supérieure d'un robinet à pointe 

 d'acier et d'un ajutage P, sur lequel vient se monter le tube KK' qui constitue l'ap- 

 pareil à filtration et à stérilisation. 



» Ce tube (en cuivre ou en acier) est sans soudure et peut résister à des pressions 

 de 20o atm ; sa capacité intérieure est d'environ 3oo c0 dans le modèle courant de mon 

 appareil. C'est la forme qui, à égalité de poids et de capacité intérieure, résiste le 

 mieux à la pression. Ce tube est fermé à la partie supérieure par un bouchon mobile K 



(') Le principe de cette méthode a été communiqué à la Société de Biologie, en 

 décembre 1890. 



