( 668 ) 



qui sert à introduire le liquide à filtrer, bouchon qui reçoit également dans certains 

 cas un manomètre gradué jusqu'à ioo atm . Le bouchon inférieur K' est également mo- 

 bile et reçoit la bougie de porcelaine F, qui s'y adapte d'une façon très simple par un 

 dispositif figuré à part à une échelle plus grande. 



» La bougie F est cylindrique; elle pénètre dans un petit tube métallique faisant 

 corps avec le bouchon K'. On chausse un bout de tube de caoutchouc C à la fois sur 

 cette bague et sur la bougie. La pression du gaz applique énergiquement le caoutchouc 

 contre ses deux supports et la fermeture est d'autant plus étanche que la pression est 

 plus forte. 



» Il est extrêmement facile, comme on le voit, d'enlever la bougie pour la remplacer 

 ou la revivifier en la portant au rouge sur un bec de gaz. Le tout est placé sur le re- 

 bord d'une table et une éprouvette stérilisée E reçoit le liquide filtré. Si l'on veut sou- 

 mettre le liquide à la pression du gaz sans le filtrer, on remplace la bougie F par une 

 tige pleine de même diamètre. Le maniement de l'instrument est des plus simples et 

 l'on exerce ainsi de très fortes pressions sans la moindre fatigue. L'appareil est peu 

 encombrant, facilement transportable et ne présente absolument aucun danger, grâce 

 au soin tout particulier apporté à sa fabrication par M. Ducretet. 



» La pâte des bougies doit subir également des modifications dans sa composition, 

 suivant la consistance du liquide à filtrer et les pressions employées. 



» L'acide carbonique, à ces hautes pressions, devient un agent bactéri- 

 cide extrêmement puissant. Il peut suffire, à lui seul, pour stériliser une 



