( 7^4) 



» Cette formule limite le nombre p et, par conséquent, résout complè- 

 tement le problème dans ce cas particulier. 



» Le principe qui m'a conduit à ce résultat est peut-être susceptible 

 d'être étendu à des cas plus généraux; j'espère que plus d'un cbercheur 

 s'y efforcera dès que mes démonstrations seront publiées. » 



PHYSIQUE. — Description du manomètre à air libre de 3oo mètres établi 

 à la tour Eiffel; par M. L. Cailletet. 



« On sait que la mesure des pressions des gaz ou des liquides ne peut 

 être pratiquement obtenue, d'une façon précise et avec une approximation 

 constante, qu'à l'aide de manomètres à air libre; c'est pour cette raison que, 

 dans des expériences antérieures, j'avais installé, d'abord sur le flanc 

 d'un coteau, puis plus tard, dans le puits artésien de la Butte-aux-Cailles, 

 un manomètre à air libre de grande dimension. Cette disposition a été 

 reproduite depuis par divers physiciens; mais les difficultés de manœuvre 

 et d'observation d'un instrument installé dans ces conditions en limitent 

 l'emploi et laissent subsister des incertitudes sur la précision des résultats. 



» La construction de la tour Eiffel offrait des conditions exceptionnel- 

 lement avantageuses pour l'installation d'un manomètre à air libre de 3oo m , 

 dont tous les organes, liés d'une façon invariable à la tour elle-même, 

 fussent rendus accessibles à l'observateur sur toute son étendue. 



» La pression de 4°° atmosphères, que mesure un pareil manomètre 

 ne pouvant être maintenue dans un tube de verre, on a dû recourir à un 

 tube d'acier doux, de 4 ,um >5 de diamètre intérieur, relié par sa base à un 

 récipient de mercure. En comprimant à l'aide d'une pompe, d'après le dis- 

 positif bien connu, de l'eau sur le mercure, on peut l'élever graduel- 

 lement jusqu'au sommet de la tour. 



» L'opacité du tube d'acier s'opposant à la lecture directe du niveau du 

 mercure, on a disposé de 3 m en 3 m , sur le trajet de ce tube, des robinets 

 à vis conique, dont chacun communique avec un tube de verre vertical, 

 d'un peu plus de 3 m de hauteur. 



» Lorsqu'on ouvre un de ces robinets, on met l'intérieur du tube d'acier 

 en communication avec le tube de verre dans lequel peut alors pénétrer le 

 mercure. La position du niveau est donnée par une échelle graduée placée 

 derrière ce tube. On a adopté pour la confection de ces échelles le bois 

 verni, de préférence aux métaux. On sait, en effet, que le bois n'éprouve 



