( 765 ) 

 que des variations insignifiantes dans le sens de ses fibres, même sous des 

 influences atmosphériques très différentes. Afin d'assurer la stabilité de 

 ces règles graduées, on les a fixées solidement, dans une position bien ver- 

 ticale, contre des supports de bois, boulonnés eux-mêmes sur les pièces 

 métalliques de la tour. 



» Pour réaliser, à un moment donné, une pression déterminée, il suffit 

 d'ouvrir le robinet qui porte la division correspondant à la pression. On 

 fait agir la pompe hydraulique, et, quand le mercure arrive au robinet, il 

 s'élève en même temps dans le tube de verre et clans le tube d'acier. 



» On l'amène alors exactement à la division voulue en agissant très 

 lentement sur la pompe hydraulique; si, en opérant ainsi, on a dépassé le 

 niveau cherché, on laisse échapper une certaine quantité d'eau par un ro- 

 binet de décharge placé dans le voisinage de la pompe. Le liquide qui 

 s'échappe pénètre clans un tuhe de verre gradué, placé verticalement et 

 son élévation indique l'abaissement correspondant de la colonne de mer- 

 cure. Cette manœuvre, qui se fait dans le laboratoire installé à la base de 

 l'appareil, est rendue très simple au moyen d'un téléphone, que l'obser- 

 vateur emporte avec lui et qui, à chaque robinet, peut être mis en relation 

 avec le poste inférieur. 



» Auprès de la pompe hydraulique, se trouve un manomètre métallique, 

 de grande dimension, communiquant avec le liquide comprimé. Ce mano- 

 mètre porte une première graduation en atmosphères; une seconde gra- 

 duation correspond aux numéros d'ordre des divers robinets : on sait ainsi 

 immédiatement et par avance, dans quel tube de verre devra s'élever le 

 mercure sous une pression donnée, ce qui permet de trouver sans hésitation 

 le robinet à ouvrir. 



» Si, pour une cause quelconque, le mercure vient à dépasser le sommet 

 de l'un de ces tubes de verre, il se déversera dans un tube de retour en 

 fer destiné à le ramener au pied de l'appareil. 



» La direction inclinée des piliers de la tour ne permettait pas l'installa- 

 tion du tube d'acier dans une direction toujours verticale. De la base de la 

 tour à la première plate-forme, c'est-à-dire jusqu'à une hauteur de 6o m 

 environ, ce tube est fixé contre le plan incliné d'un des rails de l'ascenseur ; 

 un escalier en fer le suit clans toute sa longueur. 



» Entre la première et la deuxième plate-forme, c'est-à-dire sur une 

 hauteur à peu près égale à la précédente, l'appareil manométrique est in- 

 stallé contre l'escalier hélicoïdal. Celui-ci se divisant en plusieurs tronçons 

 verticaux, non superposés à cause de l'obliquité du pilier, il eu est de 



