( JM ) 



même du tube manométrique qui s'incline pour passer d'un de ces escaliers 

 à l'autre, en conservant une pente assez grande pour assurer la descente 

 du mercure au retour. 



» Enfin, de la deuxième plate-forme au sommet, le tube est disposé de 

 la même manière contre les escaliers verticaux en hélice. 



» L'observation facile est donc assurée, comme on le voit, de la base au 

 sommet. Les échelles graduées qui accompagnent chaque tube de verre 

 n'étant pas superposées verticalement, on a opéré de la manière suivante 

 pour raccorder leurs graduations : 



» On a fixé d'abord, sur le trajet du tube manométrique, un certain 

 nombre de points de repère. A l'aide d'un niveau à lunette employé dans 

 les nivellements géodésiques, on a relevé leur altitude au-dessus d'un trait 

 fixe gravé à la base du récipient de mercure. Pour le raccordement de deux 

 règles graduées consécutives, on s'est servi de deux vases communicants 

 remplis d'eau et réunis par un tube en caoutchouc. Les deux niveaux 

 étant dans un même plan horizontal, c'est dans ce plan amené à coïncider 

 avec le sommet de l'une des échelles que l'on a fixé la base de l'échelle 

 suivante. 



» Comme la précision des mesures fournies par l'appareil dépend en 

 grande partie de l'exactitude de ce nivellement, on a contrôlé l'opération 

 précédente à l'aide d'une règle d'acier s'appuyant sur la base et le sommet 

 de deux échelles consécutives. Un niveau à bulle d'air constatait la par- 

 faite horizontalité de la ligne de raccordement ; d'ailleurs, les points de 

 repère dont on a parlé plus haut ont servi eux-mêmes successivement de 

 contrôle, à mesure qu'on s'élevait dans l'installation des échelles. Enfin, 

 pour éliminer toute incertitude, une dernière vérification de cette gradua- 

 tion sera faite prochainement par un procédé trigonométrique. 



» Le calcul de la valeur exacte de la pression, d'après la mesure de la 

 colonne de mercure soulevée, nécessite, pour chaque expérience, un cer- 

 tain nombre de corrections qui dépendent de la connaissance de plusieurs 

 éléments. 



» La température modifie la densité du mercure et fait varier la hauteur 

 de la tour et, par conséquent, du tube manométrique. Un calcul simple 

 montre qu'un écart de température de 3o° ne fait guère varier cette hau- 

 teur que de i décimètre, soit j^- a de sa valeur. La correction due à la den- 

 sité variable du mercure est plus importante : elle serait d'environ -^ pour 

 le même écart de 3o°. 



» La mesure de la température moyenne nécessaire à cette double cor- 



