7 83 i 



ÉLECTRICITÉ. — Rapport entre l'unité électromagnétique et l'unité électrosta- 

 tique d'électricité. Note de M. H. Pellat, présentée par M. Cornu. 



« Le rapport qui existe entre l'unité électromagnétique et l'unité élec- 

 trostatique d'électricité est le même, comme il est facile de le voir, que le 

 rapport du nombre qui exprime en unités électromagnétiques une diffé- 

 rence de potentiel à celui qui exprime cette même différence en unités 

 électrostatiques. C'est ce dernier rapport que j'ai mesuré. 



» En vertu de la relation d'Ohm (e '/•), la mesure absolue en unités 

 électromagnétiques a été ramenée à la mesure absolue d'une résistance (r) 

 e t à celle d'un courant (i); cette dernière mesure a été obtenue au moyen 

 de mon électrodynamomètre absolu (' |. Pour la mesure de résistance j'ai 

 admis que l'ohm vrai était les i|^ de l'ohm légal. Enfin la mesure en 

 unités électrostatiques a été faite avec l'électromètre absolu rie Sir W. 

 Thomson. Voici la description de la méthode employée. 



» Le courant fourni par une pile (A) de plusieurs centaines de petits 

 éléments passe dans une grande résistance (R) composée de n résistances 

 égales (R' = ioo ooo'"). La différence de potentiel aux extrémités d'une de 

 ces résistances R' était opposée à la force électromotrice d'une pile (B) de 

 treize éléments Latimer Clark. La compensation, observée au moyen d'un 

 électromètre capillaire, était produite et maintenue exactement en ajou- 

 tant ou retranchant, à l'aide d'un commutateur convenable, soit quelqui 

 éléments, soit une fraction d'élément à la pile A. Cette opération, dont un 

 aide était chargé, assurait la constance du courant de la pile A pendant les 

 mesures; la différence de potentiel aux extrémités de la résistance R, qui 

 était mesurée à l'électromètre Thomson, valait ainsi exactement n fois la 

 force électromotrice (E) de la pile B. Pour obtenir E, on comparait par 

 opposition chacun clés treize éléments de B, avec un latimer-clark étalon 

 (T) pourvu d'un thermomètre, en complétant la légère différence par une 

 dérivation prise sur un courant et en se servant d'un éleclromètre capil- 

 laire très sensible. Enfin la force électromotrice de l'élément T, donnée 

 d'après sa température dans chaque expérience, était déterminée en valeur 

 absolue de temps en temps (tous les trois mois environ) de la manière 

 suivante. L'élément T était opposé à la différence de potentiel produite 



(') Comptes rendus, t. CM, p. n!Sy; i' s S<'. 



