( IO:52 ) 



BALISTIQUE INTÉRIEURE. — Sur un manomètre enregistreur applicable aux 

 bouches à feu. Note de M. P. Vieille, présentée par M. Sarrau. 



« Nous nous sommes proposé de déterminer la loi de développement 

 des pressions dans les bouches à feu, jusqu'à l'instant du maximum de 

 pression, en utilisant le fonctionnement normal des manomètres à écrase- 

 ment adoptés par l'artillerie pour l'évaluation des pressions maxima. 



» Ce résultat a pu être obtenu, dans des conditions de simplicité ines- 

 pérées, par une transformation des appareils en usage qui n'en complique 

 pas l'emploi et n'entraîne aucune modification du canon sur lequel ils sont 

 installés ('). Il suffit, en effet, de munir la tête du piston écraseur d'un 

 petit tableau enfumé, de moins de i cq de surface, sur lequel trace, pendant 

 son mouvement, une lame vibrante fixe déclenchée automatiquement par 

 le premier déplacement du piston. 



» Ce dispositif s'applique indistinctement aux manomètres placés soit 

 dans la chambre à poudre, soit en avant de la ceinture du projectile. 



» La valeur de la période de vibration de la lame étant connue, il suffit 

 de lire au micromètre les longueurs interceptées par les ondulations sur 

 l'axe du tracé, pour obtenir la loi de l'écrasement en fonction du temps. 



» Voici les résultats généraux auxquels nous a conduit l'étude de plus 

 de i.jo tracés obtenus dans les canons de 3'] cm , 27 e111 , 24°"% i6 cm , i4 cm de 

 la Marine et dans les canons de go tum et 1 5 V 1 "" de la Guerre. 



» 1" L'appareil crusher placé dans la chambre à poudre fonctionne 

 slatiquement, c'est-à-dire qu'il y a sensiblement équilibre, à tout instant 

 de l'écrasement, entre la pression motrice et la résistance du cylindre. Ce 

 résultat a même été obtenu avec des poudres beaucoup plus vives que les 

 poudres réglementaires. Il en résulte cpie, non seulement la résistance finale 

 du cylindre écrasé mesure bien la pression maximum, mais qu'il suffit de se 

 reporter à la table de tarage statique des cylindres pour déduire, de l'é- 

 crasement observé à chaque instant, la pression correspondante et recon- 

 stituer, par suite, la loi de développement des pressions en fonction du 

 temps jusqu'à l'instant du maximum. L'appareil constitue donc un véritable 

 manomètre enregistreur. 



(') Ces nouveaux appareils ont été construits dans les ateliers du laboratoire cen- 

 tral île la Marine, oii les détails d'exécution ont été étudiés avec une grande habileté. 



