< "7> ) 

 Nous avons dû attendre, pour la publication des résultats numériques 

 définitifs, la possibilité d'étalonner directement nos appareils au moyen 

 du manomètre à air libre de la tour Eiffel. 



« Les nombres que nous donnons plus haut sont cens de nos premières 

 expériences corrigés d'après cet étalonnage ('). 



» Nous avons appris tout récemment ('-) que M. Battelli a présenté à 

 l'Académie des Sciences de Turin, pendant l'année 1890, une série de re- 

 cherches sur le point critique de l'eau. La publication de notre travail ayant 

 dû, comme nous venons de le dire, être différée pendant un temps assez 

 long, nous avions cru devoir déposer, entre les mains de M. le Président de 

 l'Académie, à la date du 23 juin 1890, un pli cacheté, contenant la des- 

 cription de notre méthode, le dessin de nos appareils et les résultats provi- 

 soires de nos expériences, bien que la méthode que nous avons employée 

 soit entièrement différente de celle de M. battelli et nous ait permis de dé- 

 terminer, outre le point critique de l'eau, la courbe complète des tensions 

 de la vapeur saturée, travail qui n'avait pas été fait jusqu'ici, nous prions 

 M. le Président de vouloir bien ouvrir notre pli cacheté et d'en donner 

 connaissance à l'Académie à cause de la presque coïncidence des dates de 

 ces Mémoires, celui de M. Battelli précédant le nôtre de quelques jours 

 seulement. » 



Le pli cacheté, déposé par MM. Caiixetet et Colakdeau le 23 juin [890 

 et inscrit sous le n° 4559, est ouvert eu séance par M. le Président de l'Aca- 

 démie, il contient une Note ayant pour titre : Détermination de la tempéra- 

 ture critique de Veau. Mesure des tensions de la vapeur saturée jusqu'à cette 



(') Avant de procéder à cet étalonnage, isavons voulu faire une dernière vérifi- 

 cation de la bonne installation des règles graduées, qui servent à connaître le niveau 

 du mercure dans le manomètre de la tour. < >n comprend, en effet, que c'est là l'élément 

 principal de l'exactitude de l'appareil. 



Pour obtenir celte vérification, nous nous sommes servis d'un fil d'acier tendu ver- 

 ticalement par un poids insuffisant pour donner à ce fil un allongement appréciable. 

 1 le véritable fil à plomb a été suspendu en différents points de la tour, vis-à-vis de la 

 graduation de nos échelles, de façon à descendre jusqu'au niveau du laboratoire. L'éva» 

 lualion de la longueur de ce fil, soumis à la même tension que dans la position verticale, 

 a été faite le long d'une base horizontale de 20™ mesurée avec grand soin. Les résul- 

 tats très concordants obtenus confirment l'exactitude de l'installation des régies. En 

 particulier, pour le niveau de la deuxième plate-forme, qui correspond à peu près aux 

 pressions réalisées dans nos expériences, les écarts de niveau ne dépassent pas i2"" u . 



( 2 ) Journal de Physique, 2 e série, t. X, p. i35; 1891. 



