( ,3o 9 ) 

 difficiles. L'avantage de son dispositif était d'avoir un travail mesuré direc- 

 tement ; j'ai cherché à conserver cet avantage, tout en augmentant la quan- 

 tité du travail produit par unité de temps. Cela m'a amené à employer un 

 moteur électrique relativement puissant. 



)> L'appareil que j'ai réalisé pour ces mesures se compose essentielle- 

 ment d'un bâti mobile horizontal, reposant, à l'aide de deux couteaux, sut- 

 deux blocs de pierre très stables. Sur le bâti est fixé un moteur électrique 

 Gramme, de la force d'un cheval-vapeur, ayant son axe de rotation en 

 coïncidence avec la droite qui joint les arêtes de deux couteaux. 



» Un calorimètre porté par des chevalets indépendants du bâti mobile, 

 ayant la forme de deux cylindres concentriques, est placé de façon que 

 leur axe commun coïncide avec l'axe de rotation du moteur. Un axe métal- 

 lique muni d'hélices de bateau y pénètre, et la boîte à étoupe est dans 

 l'intérieur de l'instrument, de manière à éviter les corrections dues aux 

 frottements parasites. Cet appareil est d'ailleurs construit de façon à satis- 

 faire aux exigences de la calorimétrie de précision. Un lien flexible sert à 

 réunir l'axe du moteur à l'arbre portant les hélices. 



» Dès que le moteir est mis en mouvement, les hélices battent l'eau du 

 calorimètre qui tenc à s'échauffer, et le balancier qui porte le moteur 

 s'incline en sens inveise du sens de rotation. 



» La mesure du travail se fait simplement en chargeant de poids un 

 fléau de balance gradié, fixé perpendiculairement au plan de symétrie du 

 balancier. On ajoute ces poids jusqu'à ce que l'appareil demeure constam- 

 ment horizontal. 



» Le courant quiacionnait le moteur provenait d'une batterie de 4o ac- 

 cumulateurs ; son intensité était maintenue constante avec un rhéostat. 



» La mesure de la qiantité de chaleur était faite par la méthode à tem- 

 pérature constante, appliquée déjà par M. d'Arsonval. Par cette méthode, 

 on a l'avantage de ne pus tenir compte de la capacité calorifique de l'ap- 

 pareil, et de ne pas fain de corrections relatives au refroidissement. 



» Elle consiste à fain circuler un courant d'eau froide dans la partie 

 annulaire qui entoure lecylindre intérieur constituant le calorimètre pro- 

 prement dit; ce courant l'eau enlève au calorimètre la chaleur provenant 

 du frottement, au fur et i mesure qu'elle est produite, et maintient con- 

 stante de cette manière, tendant la durée du régime permanent, la tem- 

 pérature de l'eau du caloimètre. La différence entre la température du 

 courant d'eau à l'entrée ;t à la sortie est prise avec une pince thermo- 

 électrique, soigneusemen graduée par comparaison avec un thermomètre 



