( 686 ) 



PHYSIOLOGIE GÉXÉRALn. — Méthode nomclle pourvliidier an micimrnpe les 

 éléments et les tissus des animaux à sang chaud à leur température physio- 

 logique; par AI. L. Rawiicr. 



n Les appareils, connus sous le nom do platines chauffantes, dont on 

 fait usage pour observer au microsrope les élénienls analonii(|nes des ani- 

 maux à sans; chaud, à l'état vivant, sont d'un nianienicnt dillicile ou ne 

 donnent que des résultats approximatifs. Je n'en ferai ici ni la description 

 ni la critique, me pro|)osant seulement d'attirer l'attention sur une méthode 

 beaucoup plus simple, d'une application facile, et ipii n'exige aucun de ces 

 instruments spéciaux dont le prix est nécessairement élevé. Cette méthode 

 consiste à plonger le microscope et la préparation à examiner dans un haut 

 d'eau chaude (36° C. à 39" C. ). 



11 Tel est le principe; mais, pour réaliser l'expérience et oiiteuir une 

 réussite complète, on devra se placer dans certaines conditions qui m'ont 

 été révélées par la pratique et que je vais indiquer maintenant. 



M Le microscope que l'on destine à ces expériences doit être d'un modèle 

 simple, par exemple celui que construisent les opticiens de Paris pour 

 choisir la graine des vers à soie parle procédé Pasteur. 



» L'examen devant être fait dans l'eau, il faut employer un objectif à 

 immersion, avec ou sans correction. 



» T^a préparation à étudier est soigneusement bordée à la paraffine, 

 afin que l'eau dans laquelle on la placera ne puisse y pénétrer. 



» On l'examine d'abord et l'on choisit le point intéressant, comme dans 

 une observation microscopique ordinaire. Seulement il faut avoir pris soin 

 de chauffer l'objectif à l\o°, à peu près, dans une atmosphère sèche. Sans 

 cette précaution, on serait exposé par la suite à voir l'image envahie 

 par un brouillard, plus ou moins épais, résultant de la formation d'une 

 buée à la surface cachée des lentilles. 



» Si cet accident se produisait dans les observations ultérieures,, il fau- 

 drait démonter l'objectif, faire sécher et remettre le tout en place. Il faut 

 autant que possible éviter cette manœuvre, qui est fastidieuse et délioate. 

 C'est pour cela que je conseille de chauffer l'objectif. 



» A côté du microscope, sur la table de travail, on place un baquet de 

 verre à fond plat, avant à peu près o'",t2 de hauteur et o™,i4 de diamètre. 

 On V verse de l'eau distillée préalablement bouillie et dont on a jjorté la 



