I 121 ) 



ÉLECTRICITÉ. — Sur l' électromètre balistique. Note de M. Gouy. 



« L'électroniètre à quadrants peut être employé comme appareil balis- 

 tique, si l'on supprime l'amortisseur à liquide en suspendant l'aiguille par 

 un fd métallique. L'aiguille étant an repos, si l'on fait agir un couple C de 

 courte durée, l'écart maximum est proportionnel à fCdt. En appelant V 

 la variation du potentiel en un jioint donné, on peut mesurer ain.si /V rf/ 

 et /V dt, en établissant les mêmes liaisons que dans les mesures statiques 

 ordinaires. 



» Supposons, par exemple, que, l'aiguille étant maintenue au poten- 

 tiel Vj, un des quadrants soit relié à la terre et l'autre au point considéré, 

 où le potentiel est nul, sauf pendant un temps très court. Soit a, l'écart 

 de l'aiguille, et soit y.., cet écart tians une seconde expérience faite de 

 même, mais en intervertissant les quadrants; on aura, en désignant par K 

 une constante, 



(■) 



/ 



Ydt = 



alvVo 



» Si le point considéré est relié à la terre par une résistance R et qu'on 

 y fasse passer une quantité Q d'électricité en un temps très court, on a. 



