( 1 I 2C) ) 



quel que soit le coefficient de self-induction de la résistance R, 



(2) /V<// = RQ. 



)) Si la résistance R est le siège d'une force électromotrice E de courte 

 durée, par exemple si elle est constituée par une bobine d'induction, 

 ou a 



(3) fyd(:=fE(ll, 



et la valeur de R n'intervient plus. 



» Enfin, si la résistance R est dépourvue de self-induction, on a 



(4) fy-dt^RW, 



en désignant par W l'énergie électrique dissipée dans la résistance R. 



» Des expériences relatives à la formule (2) ont été faites avec un 

 électromètre Mascart, dont l'aiguille est suspendue par un fd de platine de 

 o"'™,o2 de diamètre et chargée par une pile de 3oo volts. Un microcou- 

 lomb dans un mégohm donne un écart d'environ i3o""", sur une échelle à 

 2". La durée d'oscillation de l'aiguille est de 11', 6; les oscillations s'amor- 

 tissent assez rapidement par la résistance de l'air. En installant l'instru- 

 ment avec quelque soin ('), les erreurs accidentelles se réduisent aux er- 

 reurs de lecture, et la formule (2) se vérifie d'une manière satisfaisante, 

 tant que le produit de la capacité du condensateur employé, en microfa- 

 rads, par la résistance R en megohms, ne dépasse pas ^; au delà, la durée 

 de la décharge intervient et diminue l'écart, conformément à la théorie gé- 

 nérale des appareils balistiques. 



» Ce dispositif permet donc de mesurer R, si l'on opère avec un conden- 

 sateur de charge connue. La méthode peut convenir pour mesurer de 

 grandes résistances, depuis 1 00000 ohms, et présente ce caractère de ne 

 mettre en jeu qu'une très petite quantité d'électricité, ce qui permettrait 

 d'éviter la polarisation pour des résistances liquides ('^). 



(') On a grand avantage à protéger l'appareil contre les mouvements de l'air et les 

 variations de lempéralnre, en le couvrant d'une caisse de bois fermée par une glace 

 parallèle. 



(^) Si R est supérieur à 200 mégohms environ, l'aniortissemenl est un ])eu aug- 

 menté, comme on pouvait le prévoir; il faut alors le mesurer et efTecluei' la petite cor- 

 rection nécessaire. Avec certaines valeurs de R, très supérieures à celle-ci, l'instru- 

 ment devient presque apériodique; on peut mettre à profit celle remarque pour 



