( 44 ) 



point critique au moyen ci'un thermomètre sensible. Cela fait, nous versons 

 quelques gouttes d'alcool, d'aldéhyde, d'eau, etc., dans le liquide pur, et 

 nous déterminons à nouveau les points d'ébullition et le point critique. 

 Les comparaisons numériques des Tableaux ainsi formés montrent toute 

 l'importance de la détermination expérimentale des points critiques, 

 encore si incomplètement connus. 



» Construction des appareils. — Pour réaliser ce programme, il nous 

 fallait pouvoir commodément et rapidement déterminer la disparition du 

 ménisque des liquides, et fixer la température avec une grande précision. 



» Nous remplissons de liquide un tube de 5"™ de diamètre extérieur, S"^™ de dia- 

 mètre intérieur, et 45"'™ à 5o""" de longueur. En vaporisant une partie du liquide et en 

 fermant au chalumeau, nous obtenons des tubes ayant un tiers de leur capacité plein 

 de liquide, le reste du tube ne contenant que des vapeurs saturées. 



» Ces tubes sont placés obliquement sur un petit chevalet, à côté d'un thermomètre 

 à mercure très sensible, au centre d'un cylindre de tôle mince, percé de deux fenêtres 

 en mica. Une deuxième enceinte en tôle, présentant également deux fenêtres de mica, 

 enveloppe ce cylindre. Les fenêtres sont percées de telle sorte que l'on peut voir, par 

 transparence, le tube contenant le liquide et observer ce qui s'y passe. 



» Une flamme de gaz multiple chauffe très régulièrement le fond de l'enveloppe 

 extérieure; une partie des gaz chauds passent dans la double enveloppe, au travers 

 d'une série de toiles métalliques qui divisent, en le régularisant, le courant d'air 

 chaud. 



» Enfin, le tout est encore entouré d'une troisième enveloppe protectrice en amiante, 

 plaquée sur tôle, destinée à paralyser l'action du rayonnement et à égaliser les tempé- 

 ratures dans le centre de l'appareil. 



» Le thermomètre, dont le réservoir est côte à côte avec le tube en observation, 

 dépasse par sa tige les couvercles des trois enceintes et donne avec netteté le dixième 

 de degré. 



» Les premières observations, faites en collaboration avec mon assistant, 

 M. le D"^ russe Altschul, ont porté sur trois liquides: le chloroforme, le 

 chloréthyle, lepentalàl'état de parfaite pureté; puis sur les mêmes liquides 

 additionnés de quelques gouttes d'alcool et d'aldéhyde. 



)) L'observation du point critique, dans un appareil construit comme 

 nous venons de l'indiquer, est très facile et très précise. Nous laissons 

 d'abord monter lentement la température jusqu'au point critique, qui se 

 note à la disparition subite du ménisque et à l'apparition de mouvements 

 giratoires très caractéristiques dans toute l'étendue du volume intérieur 

 du tube. On laisse progressivement baisser la température : brusquement, 

 tout l'intérieur du tube passe d'une transparence parfaite à une opacité 

 non moins complète; les particules liquides minuscules s'assemblent au 



