( 3o9 ) 



d'établir l'équilibre dans l'état permanent, je l'établissais en faisant fonctionner le 

 commutateur pour la pile seule, le galvanomètre étant toujours dans le pont, et par 

 conséquent étant parcouru à la fois par les courants de charge et de décharge, dont 

 les actions s'annulent. De la sorte, le courant, dans les diverses résistances, était tou- 

 jours le même et il n'y avait pas à craindre de déréglage dû à réchauffement des fils. 

 Au bout d'un certain temps l'état stable était atteint et les mesures présentaient une 

 grande sécurité. 



» En comparant des bobines sensiblement identiques, j'ai tronvé que 

 les erreurs dues à la capacité pouvaient devenir considérables dans les 

 bobines à double fil ordinaire; qu'elles étaient beaucoup moindres avec 

 l'enroulement Chaperon, et qu'on les réduisait encore sensiblement en 

 employant l'enroulement que j'ai indiqué. 



» Voici les résultats d'une série d'expériences faites avec tiois bobines 

 en fil de cuivre arsenical de 17 centièmes de millimètre (') : 



Bobines. 



Enroulement double ordinaire.. 

 Enroulement alterné Chaperon. i4770 

 Enroulement alterné nouveau 



» Donc la bobine oïdinaire a un coefficient de self-induclion négatif 

 L = — i»79; en mettant les deux circuits en surface, on n'a que l'induc- 

 tion, puisque les spires les plus voisines sont au même potentiel et on en 

 déduit, en tenant compte de l'induction mutuelle, pour le coeflicient L de 

 la bobine entière, L=:o,i3. C'est-à-flire que, par l'emploi du double 

 enroulement, on a commis une crreiu- de sens inverse douze fois plus 

 grande que celle que l'on voulait corriger. 



» L'enroulement Chaperon possède encore une capacité : c'est cette 

 même capacité que l'on trouvera dans les bobines d'induction à un fil 

 qui n'en différent que par le sens des spires, ce qui ne change rien à la 

 capacité. En réalité, on ne mesure jamais que la différence L = A — T 

 entre la self-induction et la capacité; quoique celle-ci soit assez faible, 

 elle peut, quand la résistance augmente, se faire sentir et même devenir 

 prépondérante, de façon que l'on pourra avon- des bobines ayant un 

 coefficient de self-induction négatif. 



(') Pour être certain que je mesurais des capacités et qu'il n'y avait pas d'effets 

 provenant d'un résidu de self-induction (tenant à ce que les spires de sens contraire 

 pouvaient ne pas se trouver identiques), j'introduisais dans les bobines des noyaux, 

 de fer dou\. Les résultats n'étaient pas changés. 



