( 3l2 ) 



dans laquelle l'exposant /i est compris entre i et 2; tant que p ne dépasse 

 pas quelques degrés, on peut donc admettre, sans erreur sensible pourlp, 

 la valeur !„ mesurée suivant la normale (' ). 



» Cela posé, je projette, par un procédé convenable, variable suivant 

 les applications, tout le flux à mesurer $ sur un écran diffuseur orthotrope 

 plan G {fig- i)' ®^ i® place de l'autre côté un photomètre P dans une posi- 

 tion et à une distance telles que les angles p et p' raaxima restent très 

 faibles pour tous les rayons que le photomètre P reçoit des divers points 

 de la tache éclairée de l'écran S. L'éclairement E' ainsi produit par 

 celle-ci a pour valeur l'intégrale 



E'= r^f^^ ^ ' rE^s/(p)cos=p. 



Plus généralement nous supposerons que le photomètre et la tache sont 



disposés de façon que les variations de ^ soient très faibles d'un point à 



l'autre de celle-ci; alors on peut remplacer le produit /(p) cos^p par sa 



valeur moyenne, que j'appellerai K. On égalise cet éclairement E' à celui 



produit par une source de comparaison I' que l'on amène à la distance 



convenable /' en supposant qu'il s'agit d'un photomètre Bunsen. ("). On a 



alors l'égalité 



I' K /•„ ,_ K* 



d'où l'on déduit <I> en fonction des autres quantités. Le flux est donc dé- 

 terminé par la mesure photomélrique, tout comme s'il s'agissait d'une 

 source ordinaire h photométrer; le seul coefficient ajouté ici est K. Pour 

 l'éliminer, on doit commencer par tarer, dans une expérience préliminaire, 

 l'écran, par exemple en comparant son éclat apparent à \' éclairement qu'il 

 reçoit. Lorsqu'd s'agit seulement de comparer des flux, cette constante K 

 s'élmime d'elle-même. Il est facile également de déterminer une limite su- 

 périeure de l'erreur admise en supposant /(P) cos- p constant, d'après la 

 forme de l'indicatrice et la forme de la tache lumineuse ('). 



(') Ces propriétés sont utilisées dans les photomètres à diffuser (Crova, Mascart, 

 Weber, etc.), mais seulement pour la mesure des intensités ou des éclairements. 

 Voir, en particulier, dans les Annales de Physique et de Chimie, le travail de 

 M. Crova sur son photomètre à dififusion. 



(-) On peut employer les divers types de photomètres, mais de préférence ceux qui 

 servent aux mesures d'éciairement. 



(') Supposons, par exemple, que la tache ait une forme circulaire de diamètre d, et 



