( 44o ) 



expression dans laquelle 



u représente, en millimètres de mercure, la pression atmosphérique ra- 

 menée à la température de zéro centigrade à l'instant où le liquide in- 

 dicateur affleure au point x; 



rr, et Wj sont les pressions atmosphériques minima et maxima dans les 

 mêmes conditions quand le liquide indicateur affleure aux points (m) 

 ou (n). 



T, 2, H, sont les sections du tube (^mn) et des réservoirs (A) et (B). 



A est le rapport existant entre la densité du liquide indicateur et celle du 

 mercure. 



» Si l'on fait- = - ^ «, puis 2a -+- A — aA = R, on aura plus simple- 

 ment 



CT = CT, + Rw.r. 



» Dans cette expression, les quantités (R) et cj, sont déterminées une 

 fois pour toutes pour chaque instrument. Il s'ensuit que chaque observa- 

 tion de mx donne immédiatement la valeur de la pression atmosphérique 

 tr ramenée à la température de zéro centigrade. Les valeurs de R résultent 

 d'une Table qui accompagne l'instrument et sur laquelle, en face de chaque 

 valeur de mx se trouve la valeur de cr correspondante. Dans un baromètre 

 ainsi disposé, la longueur observable (^?2n)peut être pratiquement rendue 

 dix fois plus grande que la hauteur de mercure cto — nr, , en sorte qu'à l'œil 

 nu on lit couramment le -^ de millimètre de mercure; à l'aide du vernier 

 au Yo oii peut déterminer la pression atmosphérique à ^ de millimètre de 

 mercure près. Le maximum de sensibilité de l'appareil, maximum qui ne 

 peut être atteint, aurait lieu pour 5 = soit R = A = ,,, '^.^^ dans le cas 

 d'emploi d'eau comme liquide indicateur. Mais, pratiquement, on peut 

 adopter R=:^ : c'est le cas de l'appareil que j'ai fait construire et qui fonc- 

 tionne régulièrement depuis une année. En définitive l'application de mon 

 appareil à la mesure de la pression atmosphérique permet généralement de 

 reculer d'une décimale l'approximation de cette mesure. Cette approxi- 

 mation est tl'ailleiu's toujours égale à celle du baromètre ordinaire multi- 

 pliée par le facteur t- 



» Le robinet à trois voies (r) est utile pour la construction, le montage, 

 le transport, le réglage et l'observation de l'appareil. En (/) se trouve une 

 petite vis-piston permettant de repérer à volonté le niveau (^x) et de régler 



