( 44' ) 



le baromètre comme on peut le faire d'une montre. Les oscillations du 

 mercure dans les réservoirs (A) et (B) ont fort peu d'amplitude, quelques 

 millimètres seulement. 



» La hauteur totale du baromètre atteint environ i™. 



» Les avantages procurés par le dispositif décrit sont importants et mul- 

 tiples. Il peut s'appliquer au baromètre normal. Son emploi ne nécessite 

 qu'une lecture au lieu de deux. Cette lecture se fait toujours sur un mé- 

 nisque très nettement concave. L'erreur due à l'introduction possible d'air 

 dans la chambre barométrique peut être atténuée, dans une proportion 

 variable aA'ec le diamètre du baromètre ordinaire en comparaison, depuis 

 1^ jusqu'à ■—. La correction de capillarité est supprimée. La correction de 

 température est analogue à celle du baromètre ordinaire. Il est à remar- 

 quer que pour une augmentation de température, le niveau (x) descend. 

 L'inconvénient que l'on pourrait craindre, dû à une évaporation possible 

 du liquide indicateur, n'existe pas; on peut annuler d'ailleurs entièrement 

 cette évaporation, soit en emplovant de l'huile, soit en fermant le tube (mn) 

 dans l'intervalle des lectures. 



» Finalement, l'application du même principe et des mêmes dispositions 

 peu modifiées me permettent d'apporter une plus grande exactitude dans 

 la détermination de la tension des vapeurs, saturées dans le vide, ou en 

 présence d'un gaz étranger, dans la manométrie, la densimétrie et l'alcoo- 

 métrie. Je dirai que je me propose, en l'appliquant à la densimétrie, de 

 déterminer rapidement le titre des alliages monétaires d'or et de cuivre, 

 avec une très grande approximation; cette étude ultérieure serait en com- 

 plet accord avec l'opinion autrefois émise sur ce point spécial par Peligot. » 



PHOTOCHIMIE. — Mesure de V intensité de la lumière par l'action chimique 

 produite; expériences avec les mélanges de chlorure ferrique et d'acide oxa- 

 lique. Note de M. Georges Lemoi.ne. 



« I^a décomposition par la lumière des mélanges d'acide oxalique et de 

 chlorure ferrique (^Comptes rendus, t. CXII) peut être utilisée pour mesurer 

 l'intensité lumineuse; plus celle-ci est grande, plus rapide est la transfor- 

 mation chimique. 



» Interprétation rationnelle des phénomènes. — Pour simplifier, suppo- 

 sons d'abord que notre réactif soit exposé à la lumière dans une cuve infi- 

 niment mince. 



