( 7-^6 ) 



ÉLECTRICITÉ. — Electromètre absolu pour les hauts potentiels; modèle étalon; 

 modèle simplifié (' ). Note de MM. H. AfiRAiiAti et J. Lemoixe, présentée 

 par M. Mascart. 



« L'électromètre absolu que nous avons réalisé est un électromètre ba- 

 lance à disque plan et anneau de garde analogue à celui que M. Baille a 

 construit sur le principe bien connu donné par Lord Kelvin ('- ). 



» La balance a un fléau court (bras de levier = G*^™) dont l'oscillation 

 est limitée par des butoirs. Elle est établie sur une table solide en laiton 

 portée par quatre colonnes métalliques à 28'=" au-dessus de la base de l'ap- 

 pareil. Une large ouverture circulaire, ménagée dans la table de laiton, 

 laisse passer le disque attiré (R ^ S^'^.qS) placé à l'intérieur d'un anneau 

 de garde (R = i i'"")avec un jeudeo™,oa5. L'anneau de garde est soutenu 

 à i*^^", 5 au-dessous de la table rigide par trois fortes vis de rappel qui per- 

 mettent de le régler. Le disque mobile est maintenu centré dans le plan 

 de l'anneau de garde au moyen de trois haubans horizontaux très légers, à 

 peine tendus. Ce disque, en aluminium, est équilibré par un contrepoids 

 suspendu à l'autre extrémité du fléau, pourvu d'écrous de réglage. Pour 

 l'exécution de la pesée, la tige qui soutient le disque attiré et celle du 

 contrepoids portent chacune un plateau au-dessus des couteaux de suspen- 

 sion. L'aiguille de la balance prolonge le fléau du côté opposé au contre- 

 poids. 



» Cette balance donne le milligramme. 



» Le socle de l'appareil, les colonnes montantes, la balance, le disque 

 et l'anneau de garde forment un seul conducteur relié au sol. 



« Dans l'espace vide qui se trouve au-dessous du disque attiré, se dé- 

 place verticalement un grand plateau horizontal isolé (R = 1 1*^"" ), que l'on 

 reliera au conducteur dont on veut mesurer le potentiel. 



)) Ce plateau est soutenu en son centre par une genouillère servant au 

 réglage. L'isolement est assuré par une colonne de verre vernie à la gomme 

 laque longue de 7"", 5. La course du ])lateau est un peu inférieure à 5*^'". 

 Ces déplacements sont produits et mesurés par le dispositif connu : pied 

 à crémaillère et fenêtre à vernier. 



(') Travail fait au laboratoire de Physique de TÉcole Normale supérieure. 

 (-) Cet instrument a été construit avec une grande perfection par M. J. Garpentier 

 à qui nous adressons tous nos reraercîments. 



