( 72? ) 



» Les plateaux, travaillés par une méthode de retouches locales, sont 

 dressés au centième de millimètre. Leur distance est de plusieurs centi- 

 mètres, le vernier la détermine au millième; l'électromètre devra donc 

 donner cette précision dans la mesure des potentiels. Ainsi, une différence 

 de potentiel de /joooo volts sera mesurée à 4o volts près. 



» Contrôle. — L'isolement est suffisamment bon : 



» 1° Le plateau ayant été chargé à loooo volts, on en tire encore une 

 étincelle au bout de vingt-quatre heures; 



« 2" Aucune effluve ni étincelle n'est visible jusqu'au potentiel limite 

 de 45ooo volts. 



» Comme expérience de contrôle, nous avons mesuré un même poten- 

 tiel pour différentes distances entre les plateaux : 



rf = distance 

 K = altraclioii. des plateaux. </ v F. 



gV CQ] 



9 o,633 i8,99 



i6 0,475 iQiOo 



25 0,379 '8,95 



36 0,3 16 18,96 



M Le produit d\/F aurait dii rester constant. 



i> Instabilité de la balance. — Le potentiel étant maintenu constant, on soulève le 

 plateau inférieur jusqu'à ce que l'attraction équilibre la surcharge F. A ce moment, 

 la balance culbute, car l'équilibre est instable. 



» Dans ces conditions, les mesures se font avec une grande netteté. Cependant l'ap- 

 pareil permet d'opérer en équilibre stable en donnant au fléau un moment de stabilité 

 suffisant. A cet effet, le fléau porte un quatrième couteau situé à 6"" au-dessous du 

 couteau principal. L'équilibre devient stable quand on suspend à ce couteau un pla- 

 teau chargé d'un poids suffisant qui, d'ailleurs, n'excède jamis looS''. 



» Modèle simplifié. — Nous avons fait faire un modèle .simplifié de 

 cet appareil ( ' }. La balance employée est une balance de Roberval du mo- 

 dèle commercial. Les réglages ont été supprimés : le disque mobile et l'an- 

 neau de garde sont mis en place en faisant légèrement fléchir les tiges de 

 support, qui sont en cuivre rouge très doux. 



li Dans ce modèle simplifié, on a renforcé l'isolement et augmenté la 

 course du plateau attirant : l'appareil supporte des potentiels plus élevés. 



» Conclusion. — Avec le modèle étalon, on a le millième pour des po- 

 tentiels dépassant 40000 volts; avec le modèle simplifié, on mesure au 



(') Le modèle simplifié a été très bien construit par M. Torchebeuf, à Paris. 



